A SCIENTIFIC FRENCH READER. 87 



Deux solutions sont en presence pour cela. Elles ont 

 donne lieu a deux classes d'instruments ; les hygrometres 

 a condensation et les hygrometres a absorption. 



Hygrometre a condensation. Dans les premiers on fait 

 condenser la vapeur d'eau sur une surface froide, repe'tant 5 

 avec precision Pexperience journaliere du depot de rosee 

 qui a lieu sur une carafe frappee quand on la monte de la 

 cave, qui est froide, dans la salle a manger qui est chaude 

 et dont Patmosphere est chargee de vapeur d'eau. 



Un hygrometre a condensation se composera done essen- 10 

 tiellement d'un vase A (Fig. 27) contenant un liquide que 

 Ton peut refroidir graduellement. II ar- 

 rivera un moment ou la rosee se deposera 

 sur les parois du vase A, et cela aura lieu 

 a une temperature d'autant plus basse que 

 Patmosphere sera moins humide. On note, 

 a Paide d'un thermometre T, la tempera- 

 ture / du liquide au moment de la con- 

 densation, ainsi que la temperature de 

 Pair environnant au moment de Pexperience. 

 On cherche dans les Tables de Regnault^ 

 les tensions maxima de la vapeur d'eau, 

 F* et F0 aux temperatures t et 0, et Vetat 

 hygrometrique cherche est donne par le quotient de F* 

 par F0. 25 



On voit que toute la manipulation consiste a refroidir le 

 vase A et a observer le depot de rosee. De la precision de 

 cette observation depend la precision avec laquelle on con- 

 nait Petat hygrometrique. 



Depuis Leroy, me'decin de Montpellier, qui inventa au 3 

 siecle dernier Phygrometre & condensation, divers modeles 

 en ont etc imagines successivement par Daniell, Regnault, 

 Alluard. Le dernier de ces instruments a pour but surtout 

 de rendre plus precise Pobservation du depot de rosee, par 



