88 



A SCIENTIFIC FRENCH READER. 



le contraste entre la surface metallique ternie par le d^pot 

 et une surface nette place'e a cote d'elle. 



Mais tous ces instruments ont un defaut commun et 

 comportent 2 une erreur systematique : la temperature / a 

 5 laquelle la condensation a lieu est toujours fournie par un 

 thermometre place dans le liquide interieur. II indique done 

 la temperature de ce liquide. Or, les liquides etant mau- 

 vais conducteurs de la chaleur, cette temperature n'est pas 

 identique a celle qu'il importerait, au contraire, de con- 



naitre, c'est-a-dire la tem- 

 perature de la paroi sur la- 

 quelle la ros^e se depose. 



L'appareil imagine par M. 

 Gilbault evite precisement 

 cet inconvenient grave. La 

 paroi anterieure du vase A 

 (Fig. 28), sur laquelle on 

 observe le depot de rosee, 

 est forme d'une glace pla- 

 tinee P, et la couche super- 

 ficielle de platine peut etre, 

 au moyen de deux fils conducteurs, traversee par un courant 

 electrique, dont on peut mesurer Pintensite. Or, on sait que 

 la resistance opposee par la platine au passage de Pe'lectricite 

 25 varie en meme temps que la temperature, et que la loi de 

 cette variation est connue. On peut done, inversement, de 

 la mesure de la resistance du platine, deduire la temperature 

 a laquelle il s'abaisse ; comme il est en couche tres mince, 

 et que c'est sur cette couche que se depose la rosee, on aura 

 3 vraiment, de cette fac.on, la temperature exacte de Pair au 

 moment de la condensation. II y a done la un notable progres 

 apporte a la construction des hygrometres a condensation. 



Ce progres a ete realise par M. Dufour, de Lausanne, 

 d'une fa5on plus simple encore. Puisque c'est la tempera- 



FIG. 28. 



