K ste 

 ^ h 1 



Die Zuwachsbewegung. 



85 



Fig. J». 



Stellt. Zur groben Verschiebung in verticaier Richtung dient die in der Hülse 

 h bewegliche Säule s, während mit der Micrometerschraube m die feine Einstel- 

 lung erzielt und das Object von neuem einge- 

 stellt wird , wenn es die Scala des Ocularmi- 

 crometers durchlaufen hat. Mit Hülfe dieser 

 genau gleichförmig geschnittenen Schraube 

 kann man zugleich, analog wie mit einem Ka- 

 thetometer , grössere , das Gesichtsfeld über- 

 schreitende Distanzmarken messen. Bei mei- 

 nem Instrument entspricht eine Umdrehung 

 0,792 mm , und auf der in 100 Theile getheil- 

 ten Trommel können Y2 Theilstriche exact ab- 

 gelesen werden. Die Horizontalstellung des 

 Tubus wird durch die Stellschrauben /' erreicht, 

 und durch die Libelle / controlirt. Bringt man 

 in der Säule ein nickendes Gelenk an , so 

 lässt sich das Mikroskop auch senkrecht gegen 

 horizontal stehende oder einen spitzen Winkel 

 mit der Vertikalen bildende Objecto richten. 



Die Hebelvergrösse- 

 runs ist ausgedehnter zu- 

 erst von Sachs verwandt, 

 und der von diesem »Zei- 

 ger am Bogen« genannte 

 Apparat ist besonders auch 

 zur Demonstration geeig- 

 net^). In Fig. 9 ist der 

 an der Pflanze angekup- 

 pelte Faden/* über die auf 

 den Miltelpunct des Qua- 

 dranten q cenlrirte Rolle r 

 geführt, an welcher einer- 

 seits der Zeiger ^, ander- 

 seits der Arm a befestigt 

 ist, der durch eine Durch- 

 brechung den Faden /' zu 

 fuhren erlaubt, und wei- 

 terhin die zum Aequili- 

 briren des Zeigergewich- 

 les, resp. zur Herstellung 

 eines gewissen einseiligen 

 Uebergewichls dienende 

 verstellbare Kugel k trägt. 

 Die beiderseitigen stall- ^ __^_^ 

 sehen Momente bleiben so- Fig. 0. 



4j Lehrbuch 1870, II. Aufl., p. 682. 



