Kapitel V. 



mit relativ unverändert, und der Fehler, welcher im Sachs'schen Apparat aus dem 

 mitderLagenänderung des Zeigers veränderlichen statischen Momente entspringt, 

 ist dann ganz vermieden, wenn man den Zeiger vollkommen äquilibrirt und das 

 einseitig gewünschte Uebergewicht durch einen entsprechend über die Rolle ge- 

 führten, durch ein Gewicht gespannten Faden herstellt. Mit Verlängerung der 

 Pflanze sinkt natürlich der aus einem sich verjüngenden Messingrohr gebildete Zei- 

 ger. Um einem Auditorium demonstrirbare Senkungen zu erreichen, benutze ich 

 einen Quadranten mit 7 cm Radius, der bei kleiner Rolle (r in Fig. 9) eine ungefähr 



43fache Vergrösserung des Zuwachses 

 ergibt. Der Quadrant ist an schwerem 

 Eisenstativ e verschiebbar, muss aber 

 nothwendig zitterfrei , also auf einem 

 aufgemauerten Pfeiler oder auf einem an 

 einer massiven Wand angeschlagenen 

 Consoltisch aufgestellt werden. Eine 

 vortheilhafte Einrichtung letzterer Art, 

 wie ich sie im Tübinger Institut an- 

 brachte, versinnlicht die Fig. 9. Es ist 

 hier ein Tisch t an der Wand mit sehr 

 starken Trägern n befestigt, dessen nicht 

 auf den Roden ragende Reine das ver- 

 stellbare Tischchen i tragen. Letzteres 

 dient zur Aufstellung grösserer Pflanzen, 

 um so zu erreichen, dass der Zeiger- 

 apparat nicht in eine für den Reobachter 

 unbequeme Höhe gerückt werden muss, 

 wozu andernfalls eine, zweite Rollen- 

 transmission , wie sie auch Sachs (1. c.) 

 anwandte , nöthig sein würde. Rei den 

 allerdings sehr massiven Wänden des 

 Tübinger Instituts macht sich an dem so 

 aufgestellten Apparate ein kräftiges Auf- 

 treten im Zimmer, ein Zuschlagen der 

 Thüren und ein Fahren von Wagen auf der freilich nicht unmittelbar anstossen- 

 den Strasse im Gange des Zeigers nicht bemerklich. 



Mit Hülfe dieses Zeigers am Rogen wurde von Sachs i) das Wachsthum auf 

 einer mit berusstem Papier überzogenen, stündlich eine Umdrehung machenden 

 Trommel registrirt. Vollkommener sind die späterhin von Wiesner 2) und von 

 Raranetzky 3) verwandten Apparate , an denen die Vergrösserung durch eine 

 Doppelrolle erzielt wird. In Fig. 4 gebe ich die Abbildung eines Instrumentes, 

 das ich vor einigen Jahren anfertigen Hess, und das sich zur Aufstellung auf 

 jeden zitterfreien Tisch eignet. Der an die Pflanze gekuppelte Faden wird [wie 

 in Fig. 9) über die kleine, mit dem grossen Rade r verkettete und auf gleichen 



Fig. 10. a Stellschrau'ben zur Horizontalstellung des 

 Kastens; d Hebel zum Aufziehen der Uhr. 



\) Arbeit, d. Wiirzb. Instituts ^1872, Bd. I, p. 113. Sachs nennt den Apparat »selbst- 

 registrirendes Auxanometer«. 



2) Flora 1876, p. 466. 



3) Die tägliche Periodicität d. Längenwachsthums 1879, p. 21. 



