Die Zuwachsbewegung. §7 



MitteJpunct genauest centrirte Rolle x geführt. Ein an dem grösseren Rad be- 

 festigter und um dieses geschlungener Faden trägt den in unserer Aufstellung 

 mit dem Zuwachs sich senkenden Zeiger :;, der durch ein an einem entgegen- 

 gesetzt geschlungenen Faden befestigtes Gewicht g äquilibrirt wird. Die be- 

 russte Trommel t wird durch ein in einem schweren Eisenkasten / befindliches 

 Federuhrwerk getrieben , dessen Regulation ein conisches Pendel p besorgt. 

 Die 70 cm hohe Trommel erlaubt durch Umsetzungen der Führungsachse f eine 

 centrale und eine excentrische Stellung, kann ausserdem mitsammt der Achse 

 sehr leicht aus den Lagern bei /) entfernt werden. Die Spitze des horizontalen, 

 aus Messing gefertigten und nicht zu leichten Zeigers hat, wie die Figur zeigt, 

 auf der Trommel zu schleifen, die in einer Stunde eine Umdrehung macht. Die 

 Anpressung gegen die Trommel wird durch eine dem Faden gegebene Torsion 

 erreicht , und wenn die excentrisch gestellte Trommel nur zeitweise gestreift 

 werden soll, gleitet der Zeiger inzwischen auf der zwischen den verstellbaren 

 Backen 6 ausgespannten Darmsaite. Der Apparat arbeitet bei zitterfreier und 

 genau verticaler Aufstellung recht gut, und eine genaue Controle hat mir ge- 

 zeigt , dass die Fehler so weit eingeengt sind , als es bei Registririnstrumenten 

 überhaupt zu erwarten ist. In der hier abgebildeten Zusammenstellung liefert 

 der Apparat eine ^5fache Vergrösserung des Wachsens^). 



Sehr brauchbar sind offenbar auch die von Baranetzky (I.e.) angewandten 

 Apparate , unter denen der eine die Trommel nicht constant , sondern ruck- 

 weise , alle Stunde einmal , um einen kleinen Bruchtheil ihres Umfanges fort- 

 bewegt. Der Zeiger wird hier somit abwechselnd verticale und horizon- 

 tale Striche, also insgesammt eine Treppenfigur zeichnen. Die Verticalstriche 

 geben den vergrösserten Zuwachs während I Stunde an , der bei den conti- 

 nuirlich sicl> drehenden Trommeln durch den verticalen Abstand je zweier 

 Striche der beschriebenen Spirale gemessen wird. 



Eine Kritik der Fehlerquellen kann hier nicht gegeben werden. Es fallen 

 diese zum geringsten Theil in die Messapparate selbst, dagegen sind die Nuta- 

 tionen der Pflanze, die Volumänderung der Erde 2), die Längenänderung der 

 angekuppelten Fäden u. s. w. sämmtlich Ursachen kleiner unvermeidlicher 

 Fehler, die mit schwankender Temperatur, Feuchtigkeit u. s. \\. sogar ansehn- 

 lich werden. Der hygroskopischen Eigenschaften halber empfiehlt es sich,' nur 

 für die über die Rolle laufenden Theile der Fäden Hanffaden oder Seidenfaden 3) ^ 

 ausserdem Platindrath zu nehmen. Bei schwächeren Vergrösserungen lassen 

 sich diese Fehler auf unschädliche Grössen einengen, nicht so leicht, wenn die 

 Vergrösserungen sehr gesteigert werden. Deshalb haben auch die Experimente 



I 



I) Die Temperatur wird gleichzeitig durch ein Wild'sches Registrirthermometer regi- 

 stiirt, das in seiner jetzigen, von Haslcr gelieferten Form vortretTIIeh arbeitet. Uebrigens lösst 

 sich die Temperaturschwankung in einem Zimmer unter ZuhUIfenahme von Mcidingeröfen, 

 eventuell auch unter Verwendung eines durch Thermoregulator regulirten GasOfchens, resp. 

 durch Combination beider, auf enge Grenzen einschrönken. 



2 Mit Vortheil wendet man dipserhalb Wasserculturen an , die zudem eine unverrück- 

 bare Befestigung der Pflanze gestatten. 



3 Da Hanffaden sich bei Aufnahme von hygroskopischem Wasser verkürzt, Seidenfaden 

 sich verlängert, so knnn man aus beiden Föden construiren. die den bezüglichen Fehler ziem- 

 lich compensiren. 



