306 " Kapitel VII. 



Ein als vortheilhaft befundener Apparat i) ist in Fig. 33 dargestellt. Als 

 Triebkraft dient ein Anker-Uhrwerk [u] mit sehr starker Feder , das an dem 

 Deckel d befestigt ist , aus welchem auf der andern Seite 2 Zapfen [z] hervor- 

 sehen, die sich mit verschiedener Schnelligkeit (15 und 30 Minuten) drehen. 

 Auf einen dieser Zapfen ist die dünne Messingachse e aufgeschoben, die ander- 

 seits auf dem Zapfen i ruht. Wird der schwere Kasten k durch Umlegen des 

 Deckels [d] geschlossen, so stehen die Zapfen vertical, und nach Aufstecken 

 eines Tischchens können Blumentöpfe u. s. w. aufgestellt und gedreht werden. 

 Mit Hülfe des Bügels h und der Klemmschraube c kann der Deckel auch in 

 schiefer Lage festgehalten und die Achse e in geneigte Stellung gebracht wer- 

 den. Zu dem Ende ist das Lager bei t mit nickendem Gelenk versehen und an 

 der massiven Säule 8 verschiebbar. In der Figur ist mittelst des durch Schraube 

 anklemmbaren Schiebers e auf die horizontale Achse ein Kork [f) geschoben, 

 an dem Keimpflanzen befestigt sind, die während der Drehung theilweise in 

 dem Wasser des Troges ^, theilweise in Luft sich befinden, welche durch Ueber- 

 stülpen eines mit entsprechendem Schlitz für die Achse (e) versehenen Glaskäfigs 

 feucht erhalten wird. Uebrigens können auch mit Glasscheibe versehene Cul- 

 turkästen u. s. w. angebracht werden, denn bei einigermaassen symmetrischer 

 Vertheilung der Last darf diese selbst bei horizontaler Achse einige Kilo erreichen. 



Wie Schw^erkraft wirkt auch Centrifugalkraft, d. h. unter dem auslösenden 

 Einfluss dieser stellen Keimpflanzen sich senkrecht gegen die Rotationsachse, 

 die Wurzel nach Aussen gekehrt. Dieses Resultat, ferner der Umstand, dass in 

 Richtung des Lothes nur eine Kraft wirksam ist, dass ferner überall auf der 

 Erde Stengel und Wurzel sich in derselben Weise vertical stellen, kennzeichnen 

 als unzweifelhafte Veranlassung dieses Erfolges die Schwerkraft. Zur Erzielung 

 von Centrifugalwirkung dürften sich für Institute am meisten Gas- oder Wasser- 

 motoren empfehlen. Der im Tübinger Institut befindliche Apparat 2) erlaubt, 

 der Rotationsachse zwischen vertical und horizontal jede beliebige Lage zu 

 geben, und gestattet, von einem Wassermotor (bis 0,4 Pferdekraft) betrieben, 

 auch mit etwas grösseren Lasten zu arbeiten. Die Gründe, aus denen es unter 

 Umständen vortheilhaft ist, den Versuchsobjecten einen erheblichen Abstand 

 von der Rotationsachse zu geben, sind an dem angegebenen Orte nachzusehen 3) . 

 Statt der von Dr. Schwarz angewandten Stangen kann man der Rotationsachse 

 auch Scheiben und Kästen aufsetzen, und je nach den Zwecken lassen sich die 

 Versuchsobjecte in Sägespänen, W^asser oder in Luft halten. 



Liegt die Rotationsachse horizontal, so ist zugleich die Wirkung der Schwer- 

 kraft eliminirt, während bei verticaler Stellung der Rotationsachse Centrifugal- 

 kraft und Schwerkraft influiren. Demgemäss stellen sich Keimpflanzen mehr 



1) Sachs (Arbeit, d. bot. Instituts in Würzburg 1879, Bd. 2, p. 217) nennt einen solchen 

 Drehapparat »Klinostat«. 



2) Abbildung und Beschreibung in den Untersuchungen aus dem bot. Institut zu Tübin- 

 gen 1881, Heft 1, p. 57. 



3) Nach der bekannten Formel über Centrifugalkraft ist diese dem Radius direct und 

 dem Quadrate der Umlaufszeit umgekehrt proportional. Wird also eine bestimmte Schwung- 

 kraft durch Verlängerung des Radius erzielt, so wird die wachsende Wurzelspitze mit Ent- 

 fernung vom Rotationscentrum nicht in dem Maasse dem Einfluss stärkerer Centrifugalkraft 

 ausgesetzt , als es bei Erreichung derselben Schwungkraft mit kleinerem Radius der Fall sein 

 würde. 



