84 METHODES GENERALES d'aNALYSE. 



Ton craint d'avoir laisse de la fonte dans la scorle, on 

 pent placer celle-ci dans le tube a analyse, entre deux 

 tampons d'amianfe, derriere la fonte. 



59, — Analyse d'une fonte. — On sail que le clilore 

 attaque a une douce chaleur le fer, Tacier et la fonte, et 

 transforme en chlorures le metal et les metalloides qui 

 I'accompagnent, sauf le charbon. Cetle transformation no 

 pent, a elle seule, elre employee pour separer le fer des 

 metalloides a doser , car le sesquichlorure de fer forme 

 avec le perclilorure de pbospbore une combinaison moins 

 volatile que les deux composants, ce qui rend imprati- 

 cable toute tentative pour eliminer le chlorure de fer par 

 I'application de la chaleur seule. Mais si Ton fait pas- 

 ser les chlorures volatilises sur du chlorure de potassium 

 chauffe vers 300' a 400", le sesquichlorure de fer y est 

 absolument retenu, alors memo que la temperature s'ele- 

 verait ensuite jusqu'au rouge sombre, tandis que le chlo- 

 rure de phosphore est mis en liberte. Comme les autres 

 chlorures produits par Tatlaque des metalloides ne rea- 

 gissent pas sur le sel employe, on a un precede tres-simple 

 pour fixer tout le fer. Ainsi, en disposant convenablement 

 I'appareil, il est possible de separer d'un cole le charbon 

 et les scories intercalees, d'un autre le fer, retenu h I'etat 

 de chlorure double de potassium et de sesquioxyde de 

 fer, et, d'autre part, les chlorures volatils des metal- 

 loides : soufre, silicium, phosphore et arsenic. 



60. — Description de I'appareil. — La piece prin- 

 cipale esLun tube en verre vert, d'environ 7 millimetres 

 de diametre, A.BA (fig. 11), fagonne a la lampe, comme on 

 le voit figure 11. Le chlorure de potassium, parfaitement 

 pur et sec , reduit en fragments de la grosseur d'une tete 

 d'epingle et tres-legerement tasse, est mainteriu entre 

 deux petits tampons d'amiante. On emploie environ 10 

 grammes de sel pour 1 gramme de metal. L'ampoule re- 



