278 ANALYSE DES ENGRAIS INDUSTRIELS. 



phale ammoniaco-magnesien sont souffles a la lampe 

 d'emailleur. lis ont une douille cylindrique formee par uii 

 tube presque capillaire de 2 millimetres environ de dia- 

 metre interieur et longue de 10 a 12 centimetres. 



La partie superieure a un evasement tel que le papier 

 plie en quatre et ouvert s'y applique exactement. La hau- 

 teur de la partie evasee doit etre de 20 a 25 millimetres 

 et le bord du filtre, mis en place, doit depasser le bord 

 de I'entonnoir de 1 a 2 millimetres environ. 



On dispose ces entonnoirs sur un support forme par 

 des anneaux de verre, dont la queue est fixee dansle bord 

 de la planchette superieure d'un petit banc sur lequel on 

 pent deposer les verres con tenant les liquides a fdtrer. 

 On inslalle ainsi une serie de six ou huit anneaux espaces 

 de 8 centimetres sur le meme banc a filtrer, ce qui per- 

 met de conduire de front six ou huit essais. 



Les choses etant ainsi disposees, si on remplit le filtre 

 de liquide, il se colle si bien aux parois de I'entonnoir 

 que I'eau ne pent plus passer entre celles-ci et le papier. 

 II en resulte que la douille se remplit d'une colonne 

 liquide qui, par son poids, determine une aspiration conti- 

 nue et accelere ainsi la fdtration dans une tres-larire 

 mesure. 



Ces petits fdtres sont aussi tres-faciles a laveravecune 

 tres-petite quantite de liquide, car il suflit de les remplir 

 trois ou quatre fois apres les avoir laisses entierement 

 6goutter, cliaque fois ('). 



Le filtre elant prepare comme je viens de le dire et 

 place au-dessus d'un verre de 150 centimetres cubes de 

 capacite environ, on y verse le contenu du verre a preci- 

 piter en le faisnnt couler le long de Tagitateur et apres 



(') Ces entonnoirs et leurs supports se trouvent aujourd'hiii dan& 

 le commerce. 



