ANALYSE IMMEDIATE DES FOURIIAGES. 463 



les totalisant, les vnrialions de volume du matelas d'eau. 

 Or, le gaz qui doit allerau brfileur est amene paruii tube 

 qui debouche normalemenl au c. litre de cette membrane 

 et a une taible distance de sa surface externe dans Tintc- 

 rieur d'une boite melallique, d'ou il ressort par un autre 

 orifice qui le conduit au bruleur. Tube et membrane 

 constituent de la sorte un robinet tres-sensible dont le 

 degre d'ouverlure est sous la dependance des variations 

 de volume du matelas d'eau, et qui ne laisse arriver au 

 bruleur que la quantite de gaz strictement necessaire pour 

 compenser les causes de refroidissement. 



Dans cette combinaison, le combustible cliauffe direc- 

 tementle regulaleurqui, a son lour, reagit directemenl sur 

 le combustible; par suite, la regulation se fait toujours 

 rapidement. 



On manie Tappareil de la inaniere suivante : 



1'' On remplit d'eau distillee et, par consequent, privee 

 d'air Tespace annulaire, en ouvrant la douille du haul. 

 Ce reniplissage est fait une fois pour toutes. 



i'' On met dans cette douille un thermometre qui ne 

 I'oblure pas et laisse i'ecoulement libre pour I'eau prove- 

 nant de la dilatation. 



3° On ajuste les tubes de caoutcbouc, on allume le bru- 

 leur et Ton devisse legerement le tube (4) si le gaz ne 

 passe pas. 



4*" Quand le thermometre marque la temperature qu'on 

 desire maintenir, on I'enleve et on le remplace par le 

 bouchon qui porte le tube ue verre, sans toutefois oublier 

 de remplir avec un peu d'eau distillee la capacite laissee 

 vide par la suppression du thermometre. 



L'appareilse trouve definitivement regie pour cette tem- 

 perature par le mecanisme suivant : le tube (4), qui amene 

 le gaz, porte un petit disque mobile qui, s'appliquant sur 

 la membrane, tend sans cesse a Teloigner de Forifice 



