ANALYSE COMPLETE DES EAUX. 495 



graduec. En ete, il est bon de la faire passer prealable- 

 jnent sur de la glace. 



La precision de celle methoile est aussi grande qu'on 

 [)eut le desirer. 



342. — Description de la trompe a mercure 

 simple. — La troinpe representee par Ja figure 58 se com- 

 pose d'un lube capillaire vertical d'une longueur de 1", 50 

 environ et d'un diametre inlerieur de 1"'",5 a 2 miilime- 

 Ires. Dans ce tube coule du mercure qui est debite goutte 

 a goutte par une tubulure laterale etquivient d'un reser- 

 voir, consistant simplement en une cloche a douille ren- 

 versee ; Tecoulement est regie par une pince a vis em- 

 brassant un caoutchouc a vide. A son extremite superieure, 

 le meme tube est relie a un tuyau de plomb capillaire, 

 ([ui communique avec Tappareil oii le vide doit etre fait; 

 son extremite inferieure est recourbee en forme de tube 

 a degagement et plonge dans une cuve a mercure. 



Les gouttes de mercure, debitees par la tubulure, rem- 

 plissent toute la section du tube vertical et enferment 

 au-dessousd'elles une petite masse gazeuse qu'elles pous- 

 sent, a la maniei'e de pistons, jusqu'a Torifice inferieur. 

 L'espace qu'elles laissent derriere elles, au debut de leur 

 chute, est rempli aussilot par une nouvelle quantite de 

 gaz a extraire, dont la detente est instantanee et dont la 

 pression diminue progressivement. 



Le gaz extrait est recueilli dans une eprouvette placee 

 au-dessus de I'orifice du tube vertical. Le reservoir est 

 alimente avec le mercure ecoule dans la cuve. 



Une boule est soufllee au-dessus de la tubulure. Elle a 

 pour but, dans le cas oii le debit du reservoir viendrait 

 a surpasser celui du tube vertical, d'empecher, pendant 

 quelques instants, que le mercure ne se repande dans le 

 tuyau de plomb, et de donner ainsi a I'operateur le temps 

 de serrer la pince a vis. 



