496 ANALYSE DES EAUX ET DE l'aIR. 



Quand le vide est obtenu, cliaque goutte de mercure 

 qui s'ecoule dans le tube vertical, n'ayant plus au-dessous 

 d'elle un inatelas de gaz, fait entendre en tombant un 

 l)ruit sec et caracteristique qui annonce la fin de I'ope- 

 ration. 



343. — Description du volumenometre Schloe- 

 sing. — La description de deux appareils nouveaux ima- 

 gines par Th. Sclilcesing pour la recolte et I'analyse des 

 gaz extraits d'un milieu quelconque (eaux, sol, liquides 

 organiques, etc.), doit trouver tout naturellement place 

 dans le chapitre relalif a I'analyse des gaz en dissolution 

 dans les eaux. Le volumenometre, destine a recueillir et a 

 mesurer des volumes de gaz relativement considerables 

 (200 a 300 centimetres cubes), et le nouvel eudiometre 

 de Scbloesing rendent les plus grands services dans un la- 

 boratoire agronomique. Aussi vais-je decrire avec soin ces 

 deux appareils a I'aide des notes dont je dois la commu- 

 nication a I'obligeance de Th. Schlcesing. 



La mesure des volumes gazeux qui depassent i200 a 250 

 centimetres cubes ne pent pas etre pratiquee commode- 

 ment et avec exactitude dans des eprouvettes graduees. 

 Th. Scbloesing I'effectue dans un volumenometre special 

 ou les gaz sent ramenes a un volume constant. Get appa- 

 reil presente un avantage que Th. Scbloesing a souvent 

 realise dans ses ingenieuses methodes d'analyses a savoi-r 

 que tout cbimisle pent le construire. 



Un recipient cylindrique en verre A, de 1 litre a 1 '/a litre 

 de capacile (fig. 59), muni d'une douille a chaque extre- 

 mite, constitue la chambre a gaz. II est relie, d'une part, 

 avec un tube vertical B, d'environ 18 millimetres de diame- 

 tre, d'autre part, au moyen d'un caoutchouc a vide portant 

 une pince a vis p, avec un tube capillaire a degagement 

 ({ui debouche dans une cuve a mercure M. A sa partie infe- 

 rieure, le tube B communique par un autre caoutchouc a 



