ANALYSE COMPLETE DES EAUX. 499 



un point voisin du trail «, leqiiel se trouve n 70 centime- 

 tres environ au-dessus du niveau de la cuve II. L'appa- 

 reil est prepare pour une mesure de gaz. 



Supposons que le gaz soitdebite, par exemple, par une 

 trompea mercure. On coiffe avec le tube Fi'orificede de- 

 gagement de la trompe et Ton met celle-ci en marclie. 

 Le gaz se rend dans la chambre par les tubes F et B. II 

 n'est pas toujours debite regulieremenl; dans le cas d'un 

 afflux brusque, la boule sert de reservoir de surete et 

 evite les pertes par la partie inferieure du tube F. II est 

 prudent de maintenir serree la pince ;/ pendant toute la 

 duree de I'introduction du gaz ; autrement, le niveau du 

 mercure dans le tube C serait le meme que dans la cuve 

 H, c'est-a-dire voisin du bas de Tappareil, et, a la faveur des 

 oscillations brusques produites par la detente du gaz pene- 

 trant dans la chambre, il pourrait passer de I'air de C en B. 



Reste a executer la mesure du gaz. Ayant serre;?", on 

 ouvre ;/ et Ton verse du mercure dans le tube C, en fai- 

 sant en sorte qu'il reste toujours rempli sur une assez 

 grande hauteur afm d'eviter Fentrainement de bulles d'air 

 dans la chambre. On cesse de verser, quand le niveau 

 dans B depasse un pen le trait a. On obtient ensuite I'af- 

 fleurement exact a ce trait en faisant jouer convenable- 

 ment la pince ;/'. On lit alors la hauteur du niveau dans 

 la branche G et la temperature de I'eau qui entoure la 

 chambre. Connaissant la capacite de cette chambre, on 

 calculera le volume du gaz a O*' et sous la pression 760 

 millimetres. Apres la mesure, on expulse tout le gaz de 

 la chambre en ouvrant la pince 7; et en versant du mer- 

 cure dans le tube C. L'appareil est alors tout pret pour 

 une nouvelle experience. Ilestbonjlorsqu'onl'abandonne, 

 de laisser ouverte une des pinces p' owp" , pour eviter les 

 ruptures qui pourraient resulter des dilatations par les 

 changements de temperature. 



