500 ANALYSE DES EAUX ET DE l'aIR. 



Les gaz mesures doivent toujours elre satures de va- 

 peur d'eau ; m\ entretient, a cet effet, un depot d'luimi- 

 dite sur les parois inlerieures de la chambre. Cette eau 

 est introduite, lorsqu'il y a lieu, par Forifice du tube F a 

 I'aide d'une pipette recourbee. Le mercure affleurant d'a- 

 bord a peu pres vers le trait a, on lui fait ensuite remplir 

 la chambre en sorte que I'eau quisurnage mouilleleverre 

 et y laisse une couche mince d'humidite, parfaitement 

 suffisante pour saturer les gaz. L'exces d'eau est expulsee 

 par le capillaire. 



Voici maintenant quelques details de construction sur 

 I'appareil. La chambre a gaz qui, pleine de mercure, a un 

 poids considerable, ne doit pas exercer de pression sur le 

 lube B. A cet effet, elle est portee par une planchette ho- 

 rizontale solidementreliee au support. Avant de la met- 

 (re en place, on commence par fixer la cloche qui I'en- 

 veloppe. Celle-ci traverse la planchette en son milieu; 

 elle repose sur nne forme en cimenf, qu'on coule a Tin- 

 terieur d'un collier metallique, et est maintenue verlicale 

 par des equerres en fer. Dans la douille de la cloche est 

 engage un bouchon de caoutchouc qui laisse passer la 

 queue inferieure de la chambre a gaz. Une couche de ci- 

 ment coulee dans I'interieur de la cloche assure la stabi- 

 lite de la chambre. Ce n'est qu'apres I'etablissement de 

 ces deux pieces qu'on raccorde la chambre avec le tube 

 B ; on emploie pour cela une simple virole de metal 

 qu'on mastique a la cire Golaz, de maniere a eviter lout 

 iogement pour les gaz. 



Les deux tubes B et C son I elires a leur extremite in- 

 ferieure de maniere a presenter un epaulement; les par- 

 ties etirees traversenl des godets en metal engages dans 

 une planchette en hois; les epaulements sont assis sur 

 une forme en ciment qu'on coule dans les godets. 



Le jaugeage de la chambre a gaz s'effectue avant d'e- 



