ANALYSE COMPLETE DES EAUX. 501 



lablir la communication enlre les tubes B et C. Au bas du 

 tube B, on atlapte pour cette operation un tube en T, dont 

 une brancbe porle un robinet et I'autre se raccorde, par 

 un caoutchouc muni d'une pince, avec un long tube verti- 

 cal. En versant du mercure par ce dernier tube, on remplit 

 completemenl la chambre a gaz ; apres quoi, on serre cette 

 derniere pince ainsi que la pince p. On fait ensuite ecouler 

 le liquide par le robinet jusqu'a ralHeurement au trait a; 

 du poids de mercure ecoule, on deduit le volume cherche. 



L'appareil dont la description precede est d'un usage 

 commode, particulieremcnt dans Tanalyse organique, lors- 

 qu'on emploie la trompe a mercure pour extraire les pro- 

 duits de la combuslion de la matiere; SiTonopere comme 

 nous Tavons vu, les gaz passent sans transvasement dans 

 le volumenometre. lis consistent, dans ce cas, en un me- 

 lange d'acide carbonique et d'azote, ou le premier de ces 

 gaz est de beaucoup le plus abondant. Lors done qu'on a 

 mesure le volume du melange, on fait degager lentement 

 le gaz par le tube capillaire dans une eprouvette graduee, 

 enduite de potasse. Le gaz carbonique s'absorbe a mesure 

 qu'il arrive, en sorte que tout I'azote du melange est re- 

 cueilli pur dans I'eprouvette meme. On precede a sa me- 

 sure par les moyens connus. 



Enfm, quand le melange qu'on a recucilli dans le volu- 

 menometre est complexe et demande a etre sounds a I'a- 

 nalyse eudiometrique, I'appnreil permetd'en extraire tres- 

 facilement autant d'echantillons qu'il est necessaire pour 

 cette analyse. 



344. — Eudiometre Schloesing. — Modi ft cation de 

 reudiometre de Regnault. — Le principe de Teudiometre 

 de Begnault est bien connu; il consiste a mesurer les gaz 

 d 'apres leur pression sous un volume et a une tempera- 

 ture invariables, et a les soumettre aux divers reactifs 

 absorbants dans une partie separee de I'appareil (fig. 60). 



