506 



ANALYSE DES EAUX ET DE L AIR. 



ments au flacon, tandis qu'on a les yeux fixes sur le trait 

 du mesureur, on obtient tres-rapidement, et avec urie 

 approximation, pour ainsi dire, illimitee, I'affleurement 

 du mercure a ce trait. 



Pielativement aux transvasementsdegaz, le dispositif de 

 Regnault consiste en un lube-iaboratoire termine par un 

 capillaire et se reliant au mesureur par un raccord en 

 metal; ce tube est plonge dans une cuve a mercure mo- 

 bile, qu'on deplace verticalement au moyen d'un meca- 

 nisme approprie, pour determiner le passage des gaz 

 du laboratoire dans le mesureur ou le passage inverse. 

 Schloesing a modifie comme suit ce dispositif: 



L'extremite capillaire du mesureur (fig. 63) est reliee 

 par un caoutchouc epais avec 

 un tube, egalement capillaire, 

 de meme section. Ce tube est 

 recourbe en forme de pipette 

 de Doyere (fig. 63) et plonge 

 dans une cuve a mercure qui 

 est fixee invariablement au 

 support en bois de I'eudio- 

 metre (fig. 64). Son extre- 

 mite ouverte e est bien rodee 

 et peut se boucher au moyen 

 d'un obturateur tres-simple, 

 consistant en un agitateur dont la tete aplatie est en- 

 veloppee de caoutchouc et qui est charge d'un poids p 

 (fig. 65). Veut-on faire passer du gnz d'une eprouvette 

 dans le mesureur? On enfonce cette eprouvette dans la 

 cuve en lui faisant envelopper la branche t et jusqu'a ce 

 qu'elle butte conlre I'extremile e de cette branche; puis on 

 abaisse le flacon pour produire un appel dans le mesureur. 

 Quand le mercure coule dans la chambre a gaz par le tube 

 capillaire, il ne reste plus une trace de gaz dans I'eprou- 



G3. — Eudiometre Schlcesinf 

 (tiibe-laboratoire). 



