508 



ANALYSE DES EAUX ET DE L AIU. 



Fig. 66. 

 Obturateur 



velte ; on ferme alors la pipelte en y platan t robtiirafeur. Ge- 

 lui-ci est maintenu vertical au inoyen d'une petite pince a 

 ressort et bouclie I'orifice e par I'etTet de son 

 simple poids. Des qu'il est en place, tout mou- 

 vement du mercure dans le tube capillaire est 

 impossible; Tobturation est hermetique. Pour 

 expulser le gaz du mesureur, on fait I'operation 

 inverse, c'est-a-dire qu'apres avoir deboucbe 

 Torifice e, on eleve le flacon au liaut de sa course 

 et on le maintient dans cette position jusqu'a ce 

 que le mercure remplisse le tube capillaire 

 (tig. 65). 



Veut-on maintenant faire une mesure degaz? schioesing. 

 On purge le raesureur en elevant le flacon jusqu'a ce que 

 le mercure remplisse le capillaire et coule dans la cuve, et 

 Ton y introduit le gaz en experience, comme nous venous 

 de le voir. Quand le mercure commence a s'elever dans 

 le capillaire, on maintient le flacon 

 a hauteur convenable pour que le 

 menisque s'avance lentement dans 

 ce tube, et Ton fermo Torifice e, en 

 y plagant I'obturateur, des que le 

 menisque afHeure a un trnit marque 

 entre le caoutchouc et le mesureur. 

 En manoeuvrant le flacon d'une ma- 

 niere convenable , on fait aftleurer 

 le mercure, dans le tube mesureur, 

 a un trait determine, qui limite avec 

 le premier la capacite de la chambre 

 a gnz. On lit ensuite la difference 

 du niveau entre les deux bi'anc'.ies, 

 qui sont graduees Tune et Tautre en millimetres a partir 

 d'un meme plan horizontal. 



La pose du caoutchouc qui relie la pipette au mesu- 



Fig-. 6.;. 



Eudiometi-ti Schloesiug 



(mesureur). 



