ANALVSE COMPLETE DES EAUX. 509 



reur, exige quelque precniition. Les extremites des deux 

 tubes qui doivenl enlrer en contact sont pnrfaitement ro- 

 dees, de maniere a ne laisser aiicun vide entre elles. Le 

 caoutcliouc est d'abord adapte et ligature sur la pipette. 

 Puis on lui fait enibrasser I'extreniite capillaire du mesu- 

 reur ef, tout en maintenant les deux tubes en contact, on 

 exerce sur lui une traction energique vers ie mesureur. 

 Ce nest qu'alors qu"on le ligature de ce cote. De cette 

 maniere, le caoutchouc produit TetTet d'un ressort qui 

 tendrait a appliquer les deux parties I'une contre Tautre. 

 Avant d'etre rapprochees, les extremites des deux tubes 

 ont ete humectees de sublime corrosif, en sorte que la 

 premiere fois que Ton y fait passer du mercure, celui-ci 

 mouille le verre, penetre dans les petites cavites demeu- 

 rees libres a I'endroit du joint et les remplit pour tou- 

 jours. II convient, pour obtenir une fermeture hermetique 

 avec I'oblurateur, d'humecter egalement de sublime cor- 

 rosif le caoutchouc qu'il porte et de mainlenir toujours 

 cette partie sous le mercure; lorsque Torifice du capil- 

 laire doit rester ouvert, on accroche Tobturateur a un 

 clou plante sur le support de I'appareil, sans le faire sor- 

 tir de la cuve. — La disposition que nous avons indiquee 

 a I'avantage de supprimer le raccord a emmanchement 

 conique eta robinets imagine par Regnault. Elle dispense 

 egalement du laboratoire a tube capillaire, qui est fragile 

 el qu'onne remplit de mercure que moyennant .des ma- 

 nipulations assez compliquees. 



Yoici encore quelques precautions et details de cons- 

 truction recommandables. L'uniformite de temperature 

 dans toute la hauteur du manchon est ohtenue par le pas- 

 sage, a travers la colonne liquide, d'un courant d'air con- 

 tinu, qui est fourni par une trompe a eau. * 



.Le manchon de verre est simplementrelie avec la piece 

 de fonte par un large tube de caoutchouc. Pour eviter 



