510 ANALYSE DES EAUX ET DE l'aIR. 



Toxydation de la fonte au contact de I'eau, oxydationdont 

 les produits donnent dans la colonne liquide un trouble 

 fort genant pour les lectures, il suffit de repandre un peu 

 de mercure au fond du manclion. 



Les deux branches du manometre sont divisees en mil- 

 limetres a partir d'un merae plan horizontal. Les gradua- 

 tions se font tres-exactement par le precede si simple 

 qu'emploie R. Bunsen {Methodes gaz^onUtriques) . Les deux 

 tubes sont mastiques dans la piece en fonte qui les met 

 en communication. 



Sauf cette piece et le support en bois, dont I'execution 

 est des plus simples pour les ouvriers speciaux, I'appa- 

 reil tout entier pent elre construit dans les laboratoires. 



A cote de I'eudiometre, il est commode d'avoir une 

 cuve a mercure dans laquelle on puisse preparer les 

 eprouvettes et transvaser les gaz de Tune a I'autre. Le 

 modele represente par la figure 60 (p. 503) convient bien 

 pour cet usage. La cuve est en bois de poirier verni ; les 

 appareils employes par R. Bunsen pour la preparation de 

 I'hydrogene pur et du melange detonant par le courant 

 voltaique, sont disposes a poste fixe a cote d'elle. Les 

 transports des eprouvettes pleines de mercure de cette 

 cuve a celle qui est montee sur I'eudiometre, se font ai- 

 sement au moyen d'une cuiller c en fer, telle que celle qui 

 est representee figure G4. 



Les methodes gazometriques, comportant I'usage des 

 reactifs absorbants en balles ou en couches minces sur 

 les parois des eprouvettes, des combustions par I'etin- 

 celle electrique, etc., peuvent s'employer sans la moin- 

 dre modification avec I'eudiometre que nous venous de 

 decrire. 



345. — Dosage rapide de I'oxygene dissous. — 

 SchiUzenberger et A. Gerardin out fait connaitre, il y a 

 quelques annees, un precede de dosage rapide de I'oxy- 



