532 ANALYSE DES EAUX ET DE l'aIR. 



faite de telle fagon qu'elle eniboite la capsule de verre 

 mince, mais elle a environ 1 pouce (') de moins en pro- 

 fondeur que celle-ci. Le bain-marie (b) a un diamelre un 

 peu plus grand que la parlie hemi.spherique de la cap- 

 sule en cuivre (aa), et le rebord de cettc capsule repose 

 sur lui en faisanl une saillie d'environ | pouce (0'",0127). 

 Ce rebord porte lout autour un anneau haut d'environ 

 I de pouce (0",0063),exceptea Tendroit oii ilse recourbe 

 pour former un bee. 



Une cloche en verre mince semblable a celle dont on 

 se sert pour couvrir les statuettes, s'emboite dans Fan- 

 neau et doit etre assez large pour qu'il n'y ait pas contact 

 avec la capsule de verre. Cette cloche n'est pas cependant 

 <lestinee a etre placee ordinairement sur la capsule de 

 cuivre, mais bien sur le cylindre en cuivre (cc), legere- 

 ment conique, qui siirmonte cette capsule et qui a 3 pouces 

 (0",076-2)de haut. {Y.fig. 68.) 



L'eau a evaporer est placee dans le ballon (e) dont le 

 col est rode de fagon a s'adapter exaclement a I'interieur 

 du tube (ff) qui sert a amener cette eau dans la capsule 

 de verre. Ce tube d'alimentation (ff) regie de lui-meme 

 Tamenee de l'eau ; car l'eau ne pent couler dans la cap- 

 sule que quand la brancbe (g) est au-dessus du niveau de 

 l'eau. Si Ton recourbe ce tube (ff) [comme le montre la 

 figure en /], l'eau du ballon et celle de la capsule en verre 

 pourront etre isolees par une bulle d'air emprisonnee 

 dans le tube. Ce ballon {e) est supporle par I'anneau d'un 

 grand support a filtre dont un petit segment a etc coupe 

 pour permetlre le passage du col. Le tube d'alimentation 

 (ff) repose dans une encoche pratiquee dans le cylindre 

 de cuivre (c); cette derniere est juste assez profonde pour 

 recevoir le tube, sans qu'i! touclie la cloche de verre, et 



(') 0"',0254. 



