ANALYSE COMPLETE DES EAUX. 539 



truction iie soiit pas au-dessus de Tliabilete de la pliipart 

 des souflleiirs de verre amateurs ('). 



B est la Irompe propreinentdite avec sa branche la plus 

 longue recourbee a son extremite iiiferieure pour per- 

 niettre le degagement convenable du gaz dans I'eprou- 

 vette e, 



Le courant demercure qui part del'entonnoir interieur 

 A pent elre regie soit au moyen de la pince F placee sur 

 le caoutchouc qui reunit A a C, ou mieux par la pince 

 semblable placee sur le tube flexible (/. Aussitotquelapompe 

 est en position, on reunit le petit tube d'aspiration c au tube 

 recourbe a de la fagon suivante : On introduit d'abord sur 

 le tube c un petit bouchon perce d'un trou, puis sur ce 

 bouchon un tube de verre de :2 pouces (0"',05) de long et 

 de calibre convenable. Un petit tube de bon caoutchouc 

 sert S relier a ^\. c de fa^on a ce que les extreniites de 

 ces tubes soientappliquees exactement Tune centre I'autre. 

 Ce joint est consolide avec du fil de fer. On fait glisser 

 le bouchon sur lequel se trouve le large tube de verre, de 

 fagon a ce que ce tube recouvre le joint et Ton remplit ce 

 tube de glycerine, pour eviter toute fuite. Le joint qui 

 reunit le tube a au tube a combustion est fait de la memo 

 maniere, avec cette difference que, comme il doit etre 

 defait apres chaque combustion, la glycerine est remplacee 

 par de I'eau et il n'y a pas de ligature avec du fil. Le tube 

 a est recourbe deux fois a angle droit, pour pouvoir etre 

 plonge dans une petite cuve en fer-blanc. La parfie qui 

 plonge dans la cuve porte une boule soufflee destinee a 

 recueillir Teau formee pendant la combustion. La longueur 

 du tube a est proportionnee a la distance qui separe la 

 pompe de la grille a combustion. 



(') On pent remplacer cette trompe par celle de Scliloesing, 

 page 492. L. G. 



