ANALYSE COMPLETE DES EAUX. 541 



petit tube qui recouvre le joint diminuera toujours un peu 

 par evaporation, a cause ile la proximife dii fourneau ; mais 

 ii ne doit jamais tomber assez bas pour laisser le caout- 

 chouc a decouvert. 



Quand le vide est complet, on doit enlever I'ecran et 

 allumer les bees (un ou deux a la fois) jusqua ce que 

 loute la longueur du tube a combustion soit portee au 

 rouge sombre. 



L'operateur saura que la combustion est complete quand 

 la colonne de mercure cessera de descendre, ce qui ar- 

 rivera generalement au bout d'environ une heure. Alors. 

 on devissera la pince d et on remettra la trompe en marche 

 pour transporter les produits gazeux de la combustion 

 dans la petite eprouvette e, prealablement bien dessechee 

 et qu'on a, pendant que la combustion s'effectuait, remplie 

 de mercure et renversee sur I'extremite du tube a dega- 

 gement. 



Cette aspiration est i'aite pendant que la grille est doiice- 

 ment chaiifj'^e : de cette fagon, si Ton a pris soin de bien 

 tasser le contenu du tube, il y a bien peu de risque que le 

 verre se ramollisse : tandis que, si on laissait le tube se 

 refroidir, il craquerait probablement et permettrait a Tair 

 de rentrer. 



Aussitot que le vide est de nouveau completement 

 atteint, on enleve Teprouvette e qui contient les gaz pour 

 proceder a la mesure eudiometrique ('). 



IV. Inlerpr elation des resiiltats de la combustion. — La 

 qualite d'ua echantillon d'eau potable, c'est-a-dire sa va- 

 leur bygienique, peut etre caracterisee principalement, 

 mais non exclusivement par la proportion d'elements orga- 

 niques et par celle du carbone et de Tazote organiques 



(') Je ne decris point ici I'eudiometre de Frankland auquel on peut 

 substituer avec avantage celui de Sclilcrsing. L. G. 



