560 ANALYSE DES EAUX ET DE l'aIR. 



que contenue dans 30,000 litres d'air. Les figures 72 a 76 

 en represenlent les differentes parties. La methode con- 

 sisle a recueillir Fammoniaque de I'air dans de I'acide sul- 

 furique titre. 



Avant d'arriver dans I'acide, Fair ne doit traverser 

 aucun appareil si ce n'est des tuyaux en verre charges de 

 le puiser au dehors : il est done indispensable de deter- 

 miner son passage, par aspiration a Tissue du barboteur 

 et apres son contact avec le liquide acidule. On peut ima- 

 giner divers mecanismes charges d'aspirer et de mesurer 

 en meme temps de grandes quantites d'air. L'entrainement 

 de I'air par un jet de vapeur a paru a Th. Schloesing le mode 

 le plus simple, le plus commode sous le rapport de la 

 Constance et de la continuite, a la condition deregler au- 

 tomatiquement la pression de la vapeur dans la chaudiere 

 et I'alimentation de cette derniere; I'experimentateur est 

 ainsi exonere d'une surveillance trop attentive. Pour bien 

 faire comprendre les dispositions que Th. Schloesing a 

 adoptees, je les decrirai dans I'ordre suivant : 



1° La chaudiere ; 



2° L'entrainement de I'air par la vapeur; 



3® La regulation de la pression; 



4° L'alimentation de la chaudiere; 



5° Le barboteur ; 



6° L'appareil mesurenr de Fair entraine. 



L'ensemble du dispositif est represente par la figure 72. 



C, chaudiere portee sur une enveloppe de ma^onnerie F5 



A, ajutage pour Tentralnement de I'air par la vapeur; 



B, barboteur; 



R, regulateur de la pression; 



V, vole d'alimentation; 



MM', appareil servant a mesurer I'air. 



1. Chaudiere. — La chaudiere est en cuivre; elle est 

 formee par un cylindre vertical termine par deux fonds 



