564 



ANALYSE DES EAUX ET DE L AIR. 



et Q. La tubulure P est reliee a la canalisation du gaz 

 d'eclairage ; la tubulure Q communique a la grille placee 

 sous la chaudiere : le gaz doit 

 done traverser le tube en cuivre 

 pour alter de Tune a I'autre et 

 c'est pendant cetrajet que s'opere 

 sa regulation. A cet effet, un bou- 

 clion S, traverse par un bout de 

 lube en verre, est fixe dans le 

 tube en cuivre entre les deux 

 tubulures. Ce bout de tube est 

 traverse par une baguette de 

 verre conique et portee par un 

 bouchon H flottant sur le mer- 

 ■cure. Le tube T se prolonge en 

 pointe dans le tube M de maniere 

 a etre maintenu dans une posi- 

 tion verticale.Oncomprend sans 

 peine que I'augmentation de 

 pression de la vapeur determine 

 I'ascension du flotteur et, par 

 consequent, I'etranglement du 

 passage du gaz et la diminution 

 4u debit, et qu'au contraire une 

 diminution de pression produit 

 uneffetinverse. Cet appareil regie 

 la pression avec une tres-grande 

 precision ; dans les experiences 

 de Th. Schloesing, les variations 

 etaient a peine de 0'",001 de 

 mercure, alors meme que la pres- 

 sion du gaz Venait a Iripler, Fig.74.Regulateur depression. 



comme it arrive pendant quelque temps a la tombee de la 

 nuit. Lorsque le gaz doit bruler pendant la nuit dans un 



wm". 



^:zmm^ 



