ANALYSE DE l'aIR. 565 



laboratoire, en I'absence de toute surveillance et surtout 

 lorsqu'il traverse librement cles appareils en verre qui 

 peuventse briser spontanement, il est essentiel d'adopter 

 des dispositions qui interrompent instantanement le debit 

 du gaz dans le voisinage de la canalisation. A cet effet, 

 I'extremite du tube T porte, au-dessus du bouchon S, un 

 disque de caoutchouc, pour que, en cas de rupture de 

 quelque partie de I'appareil, la pressiondans la chaudiere 

 devant infailliblement descendre, le flotteur tombe et des 

 lors le disque de caoutchouc vienne boucher le passage 

 du gaz. 



4. Alimentation de la c/««wf//^r^. — L'alimentation a lieu 

 automatiquement par le debit d'un grand flacon de Ma- 

 riotte, V (fig. 72), place a une hauteur telle que le liquide 

 amene dans la chaudiere par un long tube en S, y occupe 

 une hauteur, au-dessus de son orifice dans la chaudiere, 

 de 3"", 80, equivalente a la pression mercurielle de 0",28. 

 Ce tube en S consiste simplement en un tube de plomb 

 d'un centimetre au moins de diametre, sonde a la partie 

 inferieure d'une boite D, en cuivre, remplissantrofTice de 

 la boule d'un tube de surete et mise en relation avec la 

 chaudiere par la partie superieure. Le liquide du flacon de 

 Mariotte est debite par un tube en verre, K, recourbe deux 

 fois, d'un diametre interieur de 2 millimetres. 



Ces sortes de tubes retardent si bienFecoulement parle 

 frottement, que Ton pent regler sans peine le debit par la 

 hauteur du tube interieur au-dessus de Torifice d'ecoule- 

 ment. Le debit, dans les experiences de Th. Schloesing, 

 etait de 2 litres environ par heure. II est impossible de 

 regler I'alimentation de maniere qu'elle soil exactement 

 egale a la dt§pense ; mais d'un jour a I'autre les differences 

 sont tres-faibles et Tobservateur pent etre guide a coup 

 surpour retoucher le tube de Mariotte. Pour eviter I'obs- 

 iruclion accidentelle du tube K, il convient defiltrer I'eau 



