566 



ANALYSE DES EAUX ET DE L AIR. 



il'alimentalion a travers une toile metalliqueavant de Tin- 

 troduire dans le flacon de MarioUe. Le dispositif qui vient 

 d'etre decril permet de mesurer tres-exactement I'eau 

 d'alimenlation consoinmee en un ou deux jours, et, par 

 consequent, de determiner le poids de vapeur depensee 

 dans une heure. On obtient ainsi Tune des donnees ser- 

 vant a mesurer le volume de I'air qui a traverse le barbo- 

 teur. 



5. Barhoteiir. — Une cloche a douille A, en verre,d'une 

 capacile de 3 litres, fermee par un disquedeplatine exac- 

 tement emboile sur ses bords et perce de trois cents trous 

 d'un demi-niillimetre, repose sur trois calles en verre a 



Fig. 75. Barboteur do I'appareil Schloesing. 



vitre, dans un vase B, a fond plat, un pen plus large ; ce 

 vase porte une large tubulure reliee a un gros tube G 

 charge de puiser Tair au dehors. L'espace compris enlre 



