ANALYSE DE l'aIR. 567 



la cloche et le vase est ferme, au-dessus de la tubulure, 

 par un tube annulaire en caoutchouc, auquel est soude un 

 petit tube muni d'un robinet et communiquant avec un 

 reservoir d'eau : sous une charge de 3 a 4 metres, le 

 caoutchouc se gonfle instantanement et forme un joint par- 

 fait. Tel est Fappareil destine a absorber rammoniaque 

 almospherique. 



Voyons maintenant comment 11 fonctionne. On verse, 

 dans la cloche A, 300 centimetres cubes d'eau pure ai- 

 guisee d'acide sulfurique, puis on la fait communiquer 

 par la douille avec Tappareil d'aspiration AA' (fig. 72 et 

 73). L'air arrivant par le tube C, se repand alors entre 

 la cloche et le vase, passe entre les deux fonds en chas- 

 sant I'eau devant lui et penetre dans la cloche paries trois 

 cents trous du disque de platine. Le barbotage ainsi pro- 

 duit est tellement energique que le liquide n'a plus le 

 temps de se reunir en couche au fond de la cloche ; il est 

 employe tout entier a former les parois de bulles entas- 

 sees en forme de mousse sur une hauteur de 0'",^0 a 

 0",25. 



Lorsque le temps consacre au barbotage est ecoule, on 

 extrait le liquide, et on le distille sur la magnesie pour y 

 doser I'ammoniaque. 



6. Appareil mcsurenr de Vair entraind. — Pour elTectuer 

 cette mesure, Th. SchlcEsing s'est servi de la methode chi- 

 mique de jaugeage des fluides qu'il a decrite, comme suit, 

 dans les Coniples rendus de V Academic des sciences (20 

 juillet 1868) et qui est susceptible de nombreuses appli- 

 cations dans un laboratoire de chimie agricole : 



Soit F la quantite d'un fluide s'ecouiant dans un cannl 

 pendant I'unite de temps ; je suppose I'ecoulement cons- 

 tant : j'introduis dans le canal un fluide auxiliaire qui se 

 melange iutimement avec le premier, et auquel je suppose 

 aussi un ecoulement constant dont je sais la mesure ; soit 



