ANALYSE DE l'aIR. 583 



Cette operation qui, a la description, parait assez com- 

 pliquee, ne presents aucune difficulte dans Tapplication, 

 le role de I'operateur ne consistant qu'a deplacer quel- 

 ques pinces et a chauffer le bouilleur en temps opporlun. 



Remarque. — Quand on introduit le tube a ponce dans 

 le inanclion C, il est bon de placer Texlremite par laquelle 

 Fair a ete introduit pendant la prise, du cote de la pissetle 

 a acide sulfurique. L'operation se faitainsid'une maniere 

 plus reguliere. 



Les appareils employes a prelever rechantillon d'air 

 dans les lieux d'un acces difficile se composenl : 



1° D'une canne G renfermant une serie de tubes en 

 cuivre rouge se deployant et s'ajustant les uns an bout 

 des aulres comme les differentes parties d'une canne a 

 peche, et permettant de puiser Fair a une distance suffi- 

 sante de Foperateur pour que sa respiration nepuisse pas 

 vicier d'acide carbonique le gaz passantatravers les tubes 

 a ponce potassee; 



S'' D'un cyiindre en zinc T destine a contenir les tubes 

 (fig. 79), et muni a ses extremites de deux coiffes de me me 

 metal et de meme diametre formant enveloppe chargeede 

 garantir, pendant le transport, les extremites des 4 tubes 

 qui y sont fixes par des bouts de caoutchouc; 



3° D\m barboteur B, temoin du passage du gaz dans les 

 tubes a ponce potassee, servant en meme temps a mcsu- 

 rer la pression de Fair dans le gazometre; 



4° D'un gazometre G a renversement, ayant de Fanalo- 

 gie avec celui qu'employait Brunner. II est compose de 

 2 cylindres egaux 11 et R' termines par deux cones et qui 

 sont accouples au moyen de deux barres; Fappareil oscille 

 par le milieu autour des ecrous n n fixes sur deux mon- 

 tants m m' . Une croix double articulee sert de base au 

 gazometre. Les deux monlants m m' munis d'equerres en 

 fer sont maintenus solidement par 4 ecrous e e' e" e" 



