ANALYSE DE l'aIR. 585 



voir porte un tube de Mariolte termine a la paiiie iiife- 

 rieure par un capuchon destine a empecher I'eau s'ecou- 

 lant du resei'voii' superieur de penelrer dans le tube du 

 reservoir inferieur. A la parlie superieure, cliaque tube de 

 Mariolte est muni d'un tube de caoutcliouc a eta etporte 

 une tubulure laterale b et b' qui la relie a un grand tube 

 en cuivre 1 1' recourbe a angle droit a ses extremites et 

 sur lequel est soudee une tubulure laterale / destinee a 

 mettre le gazometre en communication avec les tubes a 

 ponce potassee. Une clavelte c fixee dans le montant wet 

 pouvant penetrer par un trou pratique dans la barre qui 

 relie les deux reservoirs, perniet de maintenir celui-ci 

 dans une position verticale. 



Pour faire passer un volume determine d'air dans un 

 tube a ponce potassee, on monte I'appareil comme il est 

 represente dans la figure 79, en ayant soin d'orienter la 

 canne G de fagon que I'operateur soit place sous le vent. 

 On commence par introduire dans le reservoir Pi un vo- 

 lume d'eau mesure, sufTisant pour le remplir presque 

 entieremenl, en ayant soin d'interrompre la communica- 

 tion avec le reservoir W au moyen d'unepince placee en s. 

 Celte quantite d'eau qui peut varier de 1^ a 15 litres, 

 aspire en s'ecoulaut un volume d'air egal au sien, a une 

 pression eta une temperature mesurees. 



Apres avoir ferme le reservoir Pi, oft place une pince 

 en a et une pince en/;' a la partie inferieurede Tappareil. 

 Dans ces conditions, en desserrant la prince placee en s, le 

 liquide du reservoir R s'ecoule regulierement en Pi et R' 

 et est remplace par Fair qui a traverse le tube a ponce 

 potassee et le barboteur R. Le reservoir R etant vide, on 

 met une pince en s, la pince de a en b, on retire la cla- 

 vette c et on renverse I'apppareil, en le faisant pivoler 

 autour de n n' \ la pince placee en b' est transportee en 

 a , et celle en s elant enlevee, I'aspiration de Fair se fait 



