592 



ANALYSE DES EAUX ET DE L AIR. 



Golaz destine a procluire iine fermeture liermelique. Le 

 liquide a steriliser est verse dans le reservoir forme par la 

 parlie E du col, et le lube lateral D est mis en commu- 

 nication avec la trompe simple de Scliloesing. A mesure 

 que le vide se fait en A, le liquide sort par tons les pores 

 du tube fdtrant F, que les germes ne peuvent traverser, 

 et tombe goutte a goutte dans le ballon, ou il se conserve 

 indefiniment. 



Lorsque la filtration est terminee, on separe I'appareil 

 de la trompe, et la pression se retablil en A par I'arrivee 

 de I'air exterieur, qui, penetrant en D, laisse tous ses 

 germes a la surface du colon a. 



La tubulure C serl soil a inlroduire un liquide dans le 

 ballon, soil aussi a decanter celui qui s'y trouve deja. 

 Nous indiquerons plus loin les details de la manipulation. 



III. — DISTRIBUTION DES LinUIDES DA^'S LES APPAREILS 

 DE CULTURE. 



Quelques-uns des vases ou Ton a conserve les infusions 

 peuvent servir directement aux ensemencements des mi- 

 crobes et a Tetude de leurs proprietes, mais ils exigent 

 en general trop de liquide; ils occu- 

 pent trop de place dans une etuve. 

 Les appareils suivants rendent de plus 

 grands services : 1° le petit vase A 

 (fig. 8G), connu sous le nom de matras 

 Pasteur, est un petit ballon a fond 

 plat, en verre leger, de 50 a 80 cen- 

 timetres cubes de capacite, dont le 

 col, use a I'emeri et legeremenl co- 

 nique, est reconvert par un bouchon 

 a I'emeri, creux et termine parun lube 

 de verre. On inlroduit dans ce tube un tampon de colon a 

 et Ton cliauffe le matras a la temperature de J 50 degres. 



\J 



Fig. 86. 



