LES 6tRES MICROSCOPIQUES. 



595 



pare, on prend les tubes un a un, on donne un trait de 

 lime sur reftllure unique du premier mod.elo, ou sur Tune 

 de celles du second niodele, on la brise doucement, on la 

 passe dans la flamme et on Fintroduit dans le liquide du 

 ballon qu'on aspire par la tubulure droite, jusqu'a ce qifil 



arrive dans le tube au niveau voulu : 

 on laisse relomber, sans soufller, le 

 liquide de I'efTdure laterale, on ferme 

 a la lampe I'extremite de celte efli- 

 lure, et on pose le tube sur support 

 approprie. 



On pent de meme introduire le 

 meme liquide ou un liquide diffe- 

 '(^'rent dans la seconde brancbe de la 

 figure 91 . 



Les mafras ou les tubes doivent 

 toujours etre eprouves avant d'etre utilises, II sufiit, pour 

 cela, de les laisser pendant quelques jours dans une etuve 

 a temperature constante, chauffee a 30 ou 35 degres. 

 Lorsque la manipulation a ete bien faite, ils s'y conservent 

 inalteres. 



Toutes les operations que nous venons de decrire en 

 dernier lieu exigent I'ernploi d'un poele a gaz cbauffant 

 facilement a la temperature de 150 a 460 degres. Le mo- 

 dele de la figure 92 repond parfaitement a ce besoin. C'est 

 un fourneau a double enveloppe de tole A, cbauffe exte- 

 rieurement et en bas par une rampe a gaz D, et portant 

 dans rinterieur une ou plusieurs etageres mobiles E. Le cou- 

 vercle B, a double parol, porte un tbermometre T destine 

 a indiquer la temperature de renceinte. Les prodiiits dela 

 combustion du gaz circulent dans I'espace annulaire four- 

 ni par les deux enveloppes et s'echappent au dehors par 

 une cheminee laterale C. Les vases a steriliser, tubes, pi- 

 pettes, matras, sont deposes sur les etageres et chauffes 



