744 



APPENDICE. 



3. Mesure du gaz. — Le mesureur M (fig. 114) est un 

 flacon de pres de 1 litre de capacite dont le goulot a ete 

 etire en une pointe fine, presque horizontale, qu'on peut 

 briser ou fermer a la lainpe facilement. Ce flacon porte une 

 tubulure dans le bas, on y fixe solidement un bouchon de 

 caoutchouc a 2 trous dont Fun porte un tube droit des- 



Fig. Hi. Mesureur des gaz de Miiutz. 



tine a aniener le gaz et I'autre un tube en T dont I'une des 

 branches L a un diametre inlerieur d'environ 1 centi- 

 metre et une hauteur un pen superieure a celle du flacon. 

 Une autre branche est reliee, en C, par un caoutchouc, 

 avec un flacon N a niveau constant. Lorsque le vide est 

 fait d'une maniere complete dans I'appareila dosage, on 

 relie le mesureur, en Cavecla Irompe a mercure,puison 

 verse, parte tube L, 150 centimetres cubes de potasse con- 

 centree (600 grammes de potasse pour 1 litre de dissolu- 

 tion); on ferme en C pendant cette operation; alors on 

 verse, par le memo tube L, assez de mercure pour que tout 

 Tair soit expulse par la pointe ouverte du flacon, puis on 



