CHEMICAL GERMAN 43 



Ziegelwand befestigt 1st. Es ist von Wichtigkeit, die Wage gegen 

 saure Dampfe zu schiitzen. Diese uben einen sehr nachteiligen 

 EinfluB aus, indem sie die Metalloberflachen angreifen und 

 verrosten, wobei die Empfindlichkeit der Wage vermindert wird. 

 Der Balken ist eingeteilt und em Reiter sitzt darauf. Dieser 

 besteht gewohnlich aus Platin. Wenn der Reiter zehn 

 Milligramm wiegt und der Balken in hundert Unterabteilungen 

 eingeteilt ist, so kann man bis auf ein Dezimilligramm genau 

 wagen, vorausgesetzt daB die Konstruktionsart der Wage einen 

 solchen Grad der Genauigkeit ermoglicht. Man verlangt bei 

 einer Wage, welche zu den gewohnlichen Arbeiten der quantita- 

 tiven Analyse dient, eine Empfindlichkeit von einem Dezimilli- 

 gramm bei voller Belastung. Die Oberflachen der Glas- und 

 Metallgegenstande ziehen Feuchtigkeit aus der Luft an. Diese 

 Feuchtigkeit vermehrt das Gewicht der abzuwagenden Korper. 

 Den Fehler, der hierdurch entsteht, sucht man zu beseitigen. 

 Man erhitzt den Korper, womoglich bis zum Gliihen, laBt ihn 

 teilweise erkalten und stellt ihn dann in einen Exsikkator. Nach- 

 dem er vollkommen kalt geworden ist, bringt man ihn auf die 

 Wagschale. Beim Wagen kann er wieder Feuchtigkeit anziehen 

 und man bemerkt manchmal eine Gewichtsvermehrung wahrend 

 der Wagung. Daher strebt man die Wagung moglichst schnell 

 auszufiihren. In dem Exsikkator befindet sich etwas Chlor- 

 kalzium zum Trocknen der eingeschlossenen Luft. Bei genauen 

 Analysen darf man niemals vergessen, nach dem Erhitzen die 

 Platin- und Porzellantiegel im Exsikkator erkalten zu lassen, ehe 

 sie gewogen werden. In besonderen Fallen hat man es n'otig das 

 Gewicht des Korpers auf den leeren Raum zu reduzieren, um den 

 Fehler, welcher durch den Auftrieb der atmospharischen Luft 

 entsteht, und welcher sich mit der Dichtigkeit der Luft andert, 

 zu korrigieren. Urn das wahre Gewicht des Korpers zu ermitteln, 

 muB man zu dem scheinbaren Gewicht das Gewicht von einem 

 gleichen Volumen Luft addieren, und dieses letztere Gewicht 

 hangt von der Temperatur und der Barometerh'ohe ab. Je 

 groBer die Oberflache des zu wagenden Gegenstandes, desto 

 groBer wird der Fehler sein, wenn man das scheinbare Gewicht 



