44 CHEMICAI, GERMAN 



nicht auf den leeren Raum reduziert. Ehe man zu einer Wagung 

 schreitet, sucht man die Wage zuerst genau in die Gleichge- 

 wichtslage zu bringen. Um dieses zu bewirken, dreht man die 

 Stellschrauben, so daB der Zeiger auf den Nullpunkt der Skala 

 deutet. Durch die aufzulegenden Gewichtsstiicke bestimmt 

 man das Gewicht bis auf ein Zentigramm. Um genau bis auf 

 ein Milligramm oder ein Dezimilligramm zu wagen, macht man 

 von dem Reiter Gebrauch. Durch Hin- und Herschieben des 

 Reiters bringt man schlieBlich die Wage in den Zustand, worin 

 der Zeiger um dieselbe Anzahl Skaleneinteilungen nach rechts 

 sowohl als nach links schwingt. Dann tragt man die abgelesene 

 Gewichtszahl in das Notizbuch ein. Vor dem Verlassen des 

 Wagzimmers, lege man die Gewichte in den Gewichtskasten 

 zuriick. 



DAS KAUBRIEREN. 



Es ist von Wichtigkeit bei der volumetrischen Analyse, daB 

 die anzuwendenden MeBgefaBe auf ihre Richtigkeit genau 

 gepriift werden. Es kann die Notwendigkeit vorliegen den 

 Rauminhalt eines Kolbens bis auf einige Hundertstel-ccm zu 

 bestimmen oder man hat es notig das Verhaltnis zwischen einem 

 MeBkolben und einer Pipette, dem Volurri nach, zu ermitteln. 

 Bei chemischen Arbeiten kommt es in der Regel hauptsachlich 

 auf das Verhaltnis der GefaBe unter sich an. 



Wir wollen annehmen, daB ein Literkolben mit einer 5o-ccm- 

 Pipette zu vergleichen ist. Der Vergleich ist in einem solchen 

 Falle leicht auszufiihren. Zu diesem Zweck f iillt man die Pipette 

 mit Wasser bis zur Marke an und befestigt sie dann in 

 senkrechter Stellung mittelst einer Klemme, so daB das Wasser 

 in den Kolben hineinflieBen kann. 



Nach Entleerung der Hauptmenge des Wassers wartet man 

 eine bestimmte Zeit (z. B. zwei Minuten) um die letzten Tropfen 

 Wasser herunterlaufen zu lassen. Sobald die Pipette zehn Mai 

 gefullt und in den Kolben entleert worden ist, klebt man eine 

 Etikette auf den Kolbenhals um die Hohe des Wassers zu 

 markieren. Um die Richtigkeit der Kalibrierung zu kon- 



