138 CHEMICAL GERMAN 



dem Quadrat des Volumens umgekehrt proportional. Demge- 



*% 



mass ist zu dem ausseren Druck die Grosse hinzuzufiigen, 



und die in Bezug auf beide Storungen corrigirte van der 

 Waal'sche Gleichung heisst darnach: 



Diese van der Waal'sche Gleichung findet aber nur dann unter 

 Umstanden Anwendung, wenn es sich urn sehr bedeutende Tem- 

 peratur- und Druckdifferenzen handelt, also z. B., wenn man mit 

 Autoklaven (Druckgefassen) arbeitet. Sonst geniigen selbst fur 

 die exactesten gasometrischen Bestimmungen die Correctionen 

 nach der Gleichung IV, da die geringen Abweichungen von der- 

 selben im allgemeinen weit unter der Fehlergrenze der 

 Gasanalysen liegen. 



Die Feuchtigkeitsbestimmung des urspriinglichen Gases wird, 

 wo eine solche erforderlich ist, im allgemeinen von der eigent- 

 lichen Gasanalyse getrennt, in einer besonderen Bestimmung 

 ausgefuhrt. Bei vergleichenden Gasmessungen (Gasanalysen) 

 kann man sich die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes bei den 

 einzelnen Gasmessungen ersparen, wenn derselbe sich im Verlauf 

 der Analyse nicht andert. Da es aber sehr schwierig und oft un- 

 moglich ist, den urspriinglichen Feuchtigskeitgehalt im Verlaufe 

 einer Gasanalyse constant zu erhalten, so hat schon Bunsen die 

 Feuchtigskeitsbestimmung bei jeder einzelnen Messung einer 

 Gasanalyse dadurch iiberfliissig gemacht, dass er alle Gasmes- 

 sungen in mit Feuchtigkeit gesattigtem Zustande ausfiihrte 

 Denn, wenn ein Gas in Beriihrung mit Wasser sich mit Feuchtig- 

 keit sattigt, so kann die Tension des Wasserdampfes bei einer 

 gegebenen Temperatur, welche man den Thaupunkt nennt, eine 

 bestimmte Grosse nicht iibersteigen. Diese Tension des gesattig- 

 ten Wasserdampfes ist unabhangig von dem Druck des Gases; 

 sie betragt bei o 4.5 mm bei 100 C 760 mm Quecksilberdruck 

 und steigt mit der Temperatur nach einem Gesetz, das bisher noch 

 nicht genau erforscht ist. Infolgedessen muss ihr Betrag bei 



