27 



auf der Außenseite der (Trlas|)latte ühei- dein zu prüfenden Objekte 

 einen Wassertropfen anbringen. Das (Janze kommt auf ein von einem 

 Dreifuß getragenes Drahtnetz über die kleine Flamme eines Bunsen- 

 brenners (Mikrobrenners). Die SjDitze dieser kleinen Flamme war bei 

 allen diesen Versuchen durchschnittlich 7 cm von dem Uhrglas ent- 

 fernt." Nach einiger Zeit erscheint das Sublimat, welches nun in 

 seiner ganzen Ausdehnung mikroskopisch untersucht werden soll. 

 Anstatt des Uhrglases läßt sich auch eine Petrischale verwerten 



b) Asbestplatte und Objektträger. Tunmann (I) bringt die 

 zu prüfende Substanz (Pulver, Schnitte oder Flüssigkeit) auf das eine 

 Ende eines Objektträgers und diesen auf eine Asbestplatte. Darüber 

 legt man zur Aufnahme des Sublimats einen zweiten Objektträger, 

 der an einem Ende durch ein 3 bis 5 mm hohes, auf der Asbestplatte 

 liegendes Korkstückchen gestützt wird. An Stelle des oberen Objekt- 

 trägers kann man auch eine breitere Glasplatte verwenden, um ein 

 seitliches Abstreichen des flüchtigen sublimierenden Körpers zu ver- 

 hindern. 



c) Glas ring. Ich erhielt bei vielen Substanzen sehr schöne 

 Sublimate, indem ich auf die Asbestplatte einen Objektträger brachte, 

 auf diesen einen kleinen Glasring (1,5 cm breit, 0,7 cm hoch) legte, 

 die zu prüfende Substanz hineingab und dann den Ring* zur Auf- 

 nahme des Sublimats mit einem Objektträger bedeckte. 



Zur Erhitzung bediene man sich eines Mikrobrenners mit kleiner 

 1 bis 1,5 cm langer Flamme, die zur Regulierung der Temperatur 

 der Asbestplatte oder dem Drahtnetz mehr oder minder näher gerückt 

 werden kann. Die anzuwendende Tem^ieratur erscheint von wesent- 

 licher Bedeutung, deshalb lasse man sich durch ein negatives Re- 

 sultat nicht gleich abschrecken, sondern sublimiere bei verschiedenen 

 Temperaturen, zuerst bei mäßiger, dann bei stärkerer, auch deshalb, 

 weil das Aussehen der Sublimate je nach der Temperatur wechseln 

 kann. Auch ist es nach meinen Erfahrungen zweckmäßig, sich nicht 

 auf eine Methode zu verlassen, sondern alle drei eben erwähnten 

 (a, b, c) zu versuchen. Man trachte von einer Substanz stets mehrere 

 Sublimate zu erhalten, um über die oft recht verschieden ausfallen- 

 den Gestalten und Größen der Kristalle einen Überblick zu gewinnen. 

 Das Sublimat wird oft instruktiver und reiner, wenn es ein zweites 

 oder drittes Mal sublinnert wird, oder wenn man die Anflüge an- 

 haucht oder mit Lösungsmitteln behandelt und diese verdampfen läßt. 

 Das erhaltene Sublimat wird dann weiter geprüft. Mit ein und dem- 

 selben Anflug lassen sich zahlreiche Prüfungen vornehmen, wenn man mit 

 Glaskapillaren die Reagenztröpfchen aufträgt. Man kann dann mit 

 fabelhaft kleinen Mengen Substanz zu einer sicheren Diagnose ge- 

 langen. 



e) Sublimation in luftverdünntem Räume. Da die Subli- 

 mation eines Körpers durch die Verminderung des Luftdrucks ge- 

 fördert wird, so ist es von vornherein zu erwarten, daß man bei 

 der Sublimation im Vakuum besonders gute Resultate erzielen dürfte. 

 RosENTHALER (I) hat dies mit feinen Drogen [)ulvern zuerst versucht; 

 die von ihm benützte A])paratur ließ aber eine bequeme Beobachtung 



