28 



und Prüfung des auf der Wand des Reagenzglases erscheinenden 

 Sublimates nicht zu. Eine gründliche Abhandlung über die Mikro- 

 subliniation von Alkaloiden in luftverdünntem Räume verdanken wir 

 Eder (I). Er bediente sich zur Mikrosublimation eines einfachen 

 Apparates aus Jenaerglas, der in Fig. 3 abgebildet erscheint. 



„Der Apparat besteht aus zwei Teilen, die beide aus Rohrstücken 

 von 2,5 cm Weite hergestellt sind. Der kürzere, untere Teil von 

 4,5 cm Länge verengt sich unten und wird durch ein Näj^fchen von 

 1 cm Tiefe und 0,5 cm Weite abgeschlossen. In dieses kommt die 



zu subliniierende Sub- 

 stanz. Über das Näpf- 

 chen wird ein rundes 

 Deckgläschen von 18 mm 

 Durchmesser gelegt,wel- 

 ches zum Auffangen des 

 Sublimates dient. Das 

 wagerechtliegendePlätt- 

 clien hat vom Grunde des 

 Näpfchens einen Ab- 

 stand von 13 mm. Es 

 werden also an die Steig- 

 höhe der Dämpfe keine 

 hohen Anforderungen 

 gestellt. Am offenen 

 Ende ist das untere 

 Apj^aratstück mit einem 

 verdickten, flachen Rand 

 versehen. Derselbe ist 

 sehr fein geschliffen und 

 paßt dicht auf die En- 

 digung des oberen Appa- 

 ratstückes, welche ganz 

 gleich gebaut ist. Das 

 obere Apparatstück hat 

 Fig. 3. eine Länge von 12 cm 



Apparat zur Mikrosublimation in luftverdünntem und ist am oberen Ende 

 Räume, ^1^ natürl. Größe, a .Schliff, h Plättchen, niit einem engeren Tubus 

 c Näpfchen mit Substanz d konzentrierte H^ SO,, versehen. Dieser wird 

 e und / Ihermometer. (JNacn JiiDER). i i . i -r^ , 



durch einen kurzeuKaut- 



schukstopfen verschlossen. Der Stopfen trägt ein Thermometer, 

 das bis etwa zum Skalenteil 150° in den Apparat hineinragt, und 

 dessen Quecksilberbehälter möglichst nahe dem runden Deckgläsohen im 

 unteren Teil des Aj^parates endet. Das obere AjDparatstück, welches 

 in senkrechter Lage in einem Stativ befestigt wird, besitzt noch ein 

 seitliches Ansatzrohr, welches durch einen Vakuumschlauch mit einem 

 Manometer verbunden ist; von diesem geht die Schlauchverbindung 

 weiter zur Wasserstrahlpumpe. Um zu vermeiden, daß infolge 

 wechselnden Wasserdruckes Wasser aus der Saugpumpe in das Mano- 

 meter oder in den Apparat eindringt, schaltet man zweckmäßig zwischen 

 Pumj^e und Manometer einen Glashahn und eine dickwandige Saug- 

 flasche ein. Der Hahn wird vor dem Abstellen der Pumj^e ge- 



