31 



der Polarisator, befindet sii-li liäufig an Stelle der Blende und ist 

 in den Mantel der Zylinderblende hineingeschoben. Der Polarisator 

 hat die Aufgabe, das vom Spiegel reflektierte, (zumeist) gewöhnliche 

 Licht in geradlinig polarisiertes zu verwandeln. Die Ätherteilchen 

 eines gewöhnlichen Lichtstrahles schwingen bekanntlich senkrecht zur 

 Fortpflanzungsrichtung nach allen Richtungen, die des polarisierten 

 Strahles aber nur in einer solchen Ebene. Das zweite Nicolprisma, 

 der Analysator, wird entweder dem Okular drehbar über einen 

 Teilkreis aufgesetzt oder dem Okular zwischen die beiden Linsen ein- 

 gesetzt. Wir wollen das Polarisationsmikrosko]) verwenden, um 



L den Pleochroismus, 



2. die Doppelbrechung, 



8. die Auslöschungsrichtungen 

 festzustellen, 



1. Unter Pleochroismus versteht man die Verschiedenheit der 

 Färbung in verschiedenen Richtungen eines Kristalls. Zum Nach- 

 weis dieser Erscheinung bedient man sich nur eines Nicols und zwar 

 am besten des Polarisators. Werden pleochroitische Kristalle — ein 

 ausgezeichnetes Objekt hierfür stellen die Carotinkristalle der Wurzel 

 von Daucus Carota dar — im Mikroskopie betrachtet, während der 

 Polarisator oder der Objektträger gedreht wird, so erscheinen die Ca- 

 rotinkristalle abwechselnd heller oder dunkler, die rhombischen Tafeln 

 bei bestimmter Lage sogar farblos. 



2. Die Erkennung der Doppelbrechung. Betrachtet man 

 einen einfach brechenden, d. h. optisch isotropen Kristall oder 

 einen Durchschnitt davon bei gekireuzten Nicols, so erleidet das aus 

 dem Polarisator herauskommende geradlinig polarisierte Licht im 

 Kristall keine Veränderung, trifft auf den Analysator, dessen Schwin- 

 gungsrichtung 90" mit derjenigen der ankommenden Strahlen bildet 

 und wird hier nicht durchgelassen. Der Kristall erscheint daher 

 dunkel und zwar bleibt er in allen Stellungen bei gekreuzten 

 Nicols dunkel, bei nicht gekreuzten hell. 



Doppelbrechende Kristalle, d. h. optisch anisotrope, verhalten 

 sich wesentlich anders, denn sie erscheinen bei gekreuzten Ni- 

 cols im dunkeln Gesichtsfelde hell. Bei gekreuzten Nicols wird 

 nur dann das aus dem Polarisator austretende Licht den Kristall un- 

 verändert passieren, wenn die Schwingungsrichtungen im Kristall 

 genau parallel zu denen in den beiden Nicols liegen. Stehen die ge- 

 nannten Schwingungsrichtungen mehr oder minder schief zueinander, 

 dann leuchten die doppelbrechenden Kristalle auf dunklem Grunde 

 auf und zwar werden sie bei einer Horizontaldrehung des Objekt- 

 tisches um 360 ö zwischen gekreuzten Nicols viermal abwechselnd hell 

 und dunkel erscheinen. AVenn die Schwingungsrichtungen im Kristall 

 mit denen des Nicols einen Winkel von 45 o bilden, erreicht die Hellig- 

 keit den höchsten Grad, bei weiterem Drehen nimmt sie ab und geht 

 allmählich in vollkommene Dunkelheit über, womit die Parallelstel- 

 lung der beiderseitigen Schwingungsrichtungen erreicht ist. Man 

 nennt diese Stellung die Auslöscliungsstellung und die Schwingungs- 

 richtung in dem Ki'istall die Auslöschungsrichtung. Ihre Feststellung 

 ist für die Ermittelung des Kristallsystems, wie noch mitgeteilt werden 

 wird, oft von sehr großer Bedeutung. 



