28 MORPHOLOGIE GÉNÉRALE DU CORPS. 



poiiile descend le lon^ d'une règle verticale divisée en millimèfres, à mesure 

 que l'autre bout du fil, attaché à la plante, est soulevé par son allongement. La 

 croissance est mesurée ici en vraie grandeur. 



Auranomètre indicateur. — Le second appareil agrandit l'allongement et le 

 rend plus Aicilc à mesurer (fig. i\). Attaché en h à la plante a, le fil cf passe 

 sur la poulie d, et est assujetti par une petite pointe à une seconde poulie g. Dans 

 la direction du rayon de cette Seconde poulie est fixée une longue aiguille 2, dont 

 la j)ointe se déplace sur un aie mn, divisé en degrés. Le moment de rotation de 

 l'aiguille est équilibré par un petit contre-poids i, qui cherche à tourner la 

 poulie en sens contraire et dont l'excès de force sert à tendre le fil cf. Ceci posé, 

 si le corps s'allonge au-dessous du petit crochet b, le poids i descend, une égale 

 portion du fil cf s'enroule sur la poulie g, et la pointe de l'aiguille s'élève le 

 long de l'arc gradué. Si l'aiguille est dix fois plus longue que le rayon de la 

 poulie, le déplacement de sa pointe sera dix fois plus grand que l'accroissement 

 du corps. Cet instrument permet par conséquent d'apprécier même de très fai- 

 bles allongements. 11 partage toutefois avec le précédent l'inconvénient d'exiger 

 la présence de l'observateur à des moments très précis, ce qui rend les obser- 

 vations, surtout les observations nocturnes, très difficiles. 



Aiixanomètre enregistreur. — Cet inconvénient est évité par V auranomètre en- 

 registreur (fig. 12). C'est une forme simplifiée de l'appareil précédent. Le fil at- 

 taché à la plante /" met, en effet, directement en mouvement la poulie qui porte 

 l'aiguille z; pour cela, il y est fixé en r par une pointe. La tension du fil, déjà 

 obtenue par le moment de rotation de l'aiguille, est encore augmentée par le 

 contre-poids g. P^ir cette disposition, la pointe de l'aiguille descend progressi- 

 vement à mesure que le corps s'allonge au-dessous du point d'attache du fil. 



Un mouvement d'horlogerie D met en rotation lente un cylindre de zinc C 

 assujetti excentriquement à un axe vertical a. A l'aide du pendule /, ce mouve- 

 ment peut être réglé de manière que le cylindre fasse exactement un tour par 

 heure. Sur le côté du plus grand rayon, on colle au cylindre une bande de papier 

 couverte de noir de fumée pp. 



Les choses étant convenablement disposées, la pointe de l'aiguille touche le 

 papier noirci et y trace une ligne blanche s en glissant à sa surface par suite du 

 mouvement de rotation du cylindre. La rotation continuant, l'aiguille arrive, à 

 cause de la situation excentrique de l'axe, à ne plus toucher la surface du cy- 

 lindre, et sa pointe demeure libre jusqu'à ce que la rotation ramenant le pa- 

 pier en contact avec elle, elle y trace un nouveau trait blanc, qui est situé au- 

 dessous du premier si la plante s'est accrue dans l'intervalle. Il suffit de me- 

 surer les écartements des lignes, ainsi successivement tracées d'heure en heure, 

 pour obtenir une séiie de valeurs proportionnelles aux accroissements horaires 

 de la plante. 



Cet appareil a le double avantage d'agrandir les accroissements et de les 

 inscrire en l'absence de l'observateur. 



Pour mettre la plante à l'obscurité, même après qu'elle est fixée à l'appareil, 

 on la couvre d'un récipient de tôle B, formé de deux moitiés longitudinales 

 reliées par une charnière. En £, on voit le thermomètre t installé à côté de la 

 plante dans un récipient semblable. 



