70 



I. Allgemeiner Teil. 



(L) an die Salzschale (P^) festgekittet ist. Um bei gewissen leicht zerfließ- 

 lichen Salzen ein Verschmutzen des Zuchtraumes zu vermeiden, befinden sich 

 unterhalb des angefeuchteten Salzes mehrere Lagen Fließpapier (F), welche 

 alle zerfließenden Bestandteile aufsaugen. Die niedrige Form der Zucht- 

 und Salzschale bewirkt einen raschen Ausgleich von Luftfeuchtigkeitsunter- 

 schieden. Durch den seitlich übergreifenden Batistrand (B) der Salzschale 

 wird eine gewisse Durchlüftung des Zuchtraumes ermöglicht. Da die von 

 außen eindringende Luft erst über die feuchte Salzmasse streichen muß, 

 ehe sie in den Zuchtraum gelangt, ist hierbei eine Störung der Feuchtigkeits- 

 konstanz ausgeschaltet. Diese wird auch durch das Einbringen von Futter, 

 welches in kleinen Gaben zu reichen ist, nicht merklich gestört. 



In jüngster Zeit ist ein Apparat konstruiert worden, der von den bis- 

 herigen Thermostaten-Systemen vollständig abweicht und der auf einfachere 

 Weise das Problem, bestimmte Luftfeuchtigkeitsgrade zu erzielen und kon- 

 stant zu erhalten, zu lösen versucht, und der außerdem noch den Vorteil der 

 ständigen Lufterneuerung und des allseitigen Lichtzutritts besitzt. Es ist dies 

 der von Gustav U. Escherich konstruierte „Multiple Thermo- 

 hygros tat " 1). 



Die Grundlage des neuen Thermostaten beruht darauf, daß die Erwär- 

 mung der Zuchträume durch indirekte Beheizung, d. h. durch Zufuhr 

 erwärmter Luftströme bewirkt wird. Dadurch ist zugleich die Möglichkeit 

 gegeben, die Luftfeuchtigkeit in den einzelnen Abteilungen beliebig zu 

 regeln. Man verwendet zweckmäßig zwei gleichtemperierte Luftströme 

 von extrem verschiedener Luftfeuchtigkeit, die dem jeweiligen Bedarf ent- 



Abb. 48B. Tischplatte des multiplen Thermohygrobtaten mit 12 Zuchtgefäßen. 



sprechend gemischt werden können. Solange die beiden Luftströme in 

 konstanter Beschaffenheit zugeführt werden, ist es ein leichtes, durch Ein- 

 stellen empirisch geeichter Luftdrosseln jede gewünschte Feuchtigkeit her- 

 zustellen und konstant zu erhalten. Diese Art der Luftfeuchtigkeitsregelung 



ij Siehe Anzeiger für Schädlingskunde. VL (930), Heft 2. 



