XV. Instruktion für die forstl. meteorologischen Statiouep v. V. d. f. V. A. 31 



IV. Spezielle Yorschriften über die Aufstellung und Be- 

 handlung der Instrumente und nähere Anleitung über die 

 Art und Weise der Beobachtungen. 



Die erstmalige Aufstellung der Instrumente an den Beob- 

 achtungsorten geschieht durch den Vorstand der forstlich-meteoro- 

 logischen Stationen. Ueher die Art und Weise der Beobachtungen 

 werden folgende specielle Vorschriften gegeben: 



Zunächst kommt hinsichtlich des Gestelles*) oder Ge- 

 häuses für sämmtliche Thermometer Folgendes in 



Betracht: 



Die Aufstellung der Thermometer muss so geschehen, dass 

 die Kugeln derselben im Gestell IV2 bis 1^/4 m über dem Erd- 

 boden zu liegen kommen und dem Zutritt- der Luft von allen 

 Seiten frei zugänglich, jedoch gegen das directe Auffallen von 

 Regen und Sonnenstrahlen geschützt sind. Damit nun diese Instru- 

 mente sowohl den erforderlichen Schutz erhalten, als auch frei genug 

 aufgehängt sind, um die wahre Temperatur anzeigen zu können, 

 geschieht die Aufstellung in einem hölzernen Kasten, welcher mit 

 der offenen Vorderseite nach Norden gekehrt ist und auch keinen 

 Boden hat, also nur drei Seitenwände und ein Dach besitzt. 

 Seine Länge beträgt 75 cm, seine Tiefe 42 cm und seine Höhe 

 ist vorne 60 cm und hinten 45 cm. Das Dach gelit nach hinten 

 schräge herunter und ist auf seiner vorderen Seite noch mit 

 einem kleinen, etwa 15 cm breiten, nach vorne schräg abfallenden 

 Ansätze versehen, damit den Thermometern ein besserer Schutz 

 gegen auffallenden Regen und Schnee gewährt ist. Der ange- 

 gebene hölzerne Kasten, dessen Wäride aus 1 cm starken Brettern 

 hergestellt sind, ist sowohl auf den drei Seitenwänden, als auch 

 oben mit einer Umhüllung umgeben, welche überall etwa 6 cm von 

 den Holzwänden absteht und aus weiss angestrichenem Zink- 

 blech angefertigt ist. Die Thermometer werden in den Kasten 

 gehängt und zwar wird das Minimum- und Maximum-Thermo- 

 meter in wagerechter Lage so befestigt, dass diese Instrumente 

 zwar gegen' direct auffallende Sonnenstrahlen und gegen Regen 

 und Schnee geschützt sind, sich aber möglichst nahe an der 

 unteren offenen Seite des Kastens befinden. Die beiden Thermo- 



*) Hinsichtlich der zweckmässigsten Aufstellungs- und Beschirmungs- 

 art cfr. D^ote 85 ©eitc 42. 



