ä ä XY. Inrtruetion für die forf " ...»t.^.rr.lgfn«"''™ Stotionen t. Y. d. f. V. A. 



meter des Psychrometers werden innen an der Decke des Kastens 

 befestigt und hängen soweit herab,, dass ihre Kugeln ungefähr 

 mit der unteren offenen Seite des Kastens abgrenzen. Beim feuchten 

 Thermometer wird noch ein kleines Getäss zur Aufnahme des 

 zur Anfeuchtung erforderlichen Wassers in passender Hohe 



angebracht. 



IJ Beobachtungen am 'Psychromeier. *) 



Mit diesem Instrumente ist die Temperatur der Luft mid 

 der absolute und relative FeucMigkeitsgehalt derselben zu be- 

 stimmen. Letzterer ^ird aus den Ablesungen an zwei Ihermo- 

 metern - einem trockenen und einem benetzten - ermittelt. 

 Zuerst ist die Temperatur des trockenen und dann die des be- 

 netzten nach ganzen Graden und Zehnteln eines Grades abzu- 

 lesen Letztere sind beim Notiren durch ein Komma von den 

 Ganzen zu trennen. Auf der Scala des Thermometers ist jeder 

 Grad in 5 gleiche Theile getheilt, so dass — 2 — 4 b 

 8 Zehntel unmittelbar auf der Eintheilung, und 1 - 3 - ö 

 7 _ 9 Zehntel durch Schätzung abgelesen werden können, bei 

 Temperaturen über werden die Zehntel voa unten nach oben 

 und bei Temperaturen unter von oben nach unten gezahlt und 

 die Temperaturen über und unter durch die vorgeschriebenen 

 Zeichen + (plus) und - (minus) von einander unterschieden. 

 Das Auge des Beobachters muss sich beim Ablesen genau vor 

 dem Instrument und in gleicher Höhe mit dem oberen Ende des ^ 

 Quecksilberfadens befinden. 



Um zuverlässige Resultate zu erzielen, sind noch folgende 

 Vorsichtsmassregeln zu beobachten. Zunächst vermeide ma^ es, 

 das Gesicht oder die. Hand dem Thermometer mehr zu nahern, 

 als zur Ablesung erforderlich ist; auch suche man letztere so 

 rasch als möglich auszuführen, weil die Nähe des Körpers nicht 

 ohne Einfluss auf den .Stand des Thermometers ist. Um diesen 

 Einfluss möglichst unschädlich zu machen, lese man zuerst die 

 Zehntel und dann die ganzen Grade ab. 



^Vüeber die Bezugsquellen der Instrumente näheren Anfschluss zu er- 

 theilen, sind bereit die Vorstände der forstlich-meteorologischen Stationen m 

 Preussen und Bayern, Professor Dr. Müttrich in Eberswalde und Professor 

 Dr Ebermayer in München, 



"Üeber Psychometer und dessen Gebrauch cfr. 9lote 86 <S. 4d. 



