34 XV. Instruktion f ür die forstl. ii cteorologischen Stationen v. V. d. f. V. A. 



2. Beobachtungen am Maximum- Thermometer.^) 



Um die höchste Temperatur zu bestimmen, welche inuerhalb 

 eines gewissen Zeitraumes vorhanden gewesen ist, bedient man 

 sich des Maximum-Thermometers. Die von Greiner in München 

 verfertigten Instrumente zeigen zwischen Thermometerkugel und 

 -Röhre eine kleine Erweiterung, in welcher ein Glassplitterchen 

 eingeschmolzen ist. Bei zunehmender Temperatur bewegt sich 

 das Quecksilber ungehindert über diese Stelle hinweg, während 

 sie bei abnehmender Temperatur dem zurückgehenden Queck- 

 silberfaden den Rückweg verschliesst. 



Der abgerissene Quecksilberfaden bleibt mithin bei wag- 

 rechter Lage des Instrumentes an jener Stelle stehen, an welcher 

 er sich zur Zeit der höchsten Temperatur befunden hat, während 

 an der Stelle des Ueberganges der Kugel in die Röhre (bei dem 

 eingeschmolzenen Glassplitterchen) eine Unterbrechung entsteht. 

 Dieser abgebrochene Quecksilberfaden wird der Index genannt. 

 Bei dem von Fuess in Berlin verfertigten und auf den 

 forstlich - meteorologischen Stationen in Preussen, Braun- 

 schweig und Elsass-Lothringen eingeführten Maximum- 

 Thermometer wird der Index durch den oberen Theil des Queck- 

 silberfadens gebildet, der in einer Länge von ungefähr 12 mm von 

 der Hauptmasse des Quecksilbers durch eine kleine Luftblase 

 getrennt ist. Sobald das Quecksilber bei zunehmender Temperatur 

 steigt, wird der Index vorgeschoben und bleibt bei abnehmender 

 Temperatur an der höchsten Stelle, die er erreicht hat, stehen. 

 Bei jeder Ablesung ist die Stelle der Scala zu notiren, an 

 welcher sich das obere Ende des Index befindet. Die Scala ist 

 nach ganzen Graden getheilt (bei den meisten Thermometern von 

 Fuess schreitet indess die Theilung nach halben Graden fort). 

 Die ganzen (oder bezw. halben) Grade werden direct abgelesen, 

 wärend die Zehntel geschätzt werden müssen. Letztere werden 

 'bei Temperaturen über und unter ebenso gezählt, wie es bei 

 den Thermometern des Psychrpmeters in Nr. 1 angegeben ist. 



Bei den von Greiner in München verfertigten Instrumenten 

 muss nach jeder Ablesung der abgerissene Quecksilberfaden wieder 



*) Ueber einen neuen Maxin)um- und Minimum-Thermometer von G. Greiner 

 u. Comp, in München cfr. Dfote 87 ©. 43. 



