XV. Instruktion für die forstl. meteorologischen Stationen v. V. d. f. V. A. 3o 



mit dem Quecksilber in der Kugel vereinigt, d. h. das Instrument 

 für eine neue Beobachtung eingestellt werden. Dieses wird 

 dadurch erreicht, dass man das Thermometer in senkrechter 

 Stellung so in die Hand nimmt, dass sich die Kugel am untern 

 Ende befindet und dann durch kurze Stösse, die man dem Instru- 

 ment in der Richtung nach der Kugel zu giebt, den Index mit 

 dem Quecksilber in der Kugel wieder vereinigt. Hierbei hat 

 man sorgfältig darauf zu achten, dass die kleinen Schrauben- 

 muttern, welche die Thermometerröhre an der Scala festhalten, 

 gut angezogen sind, damit das Instrument nicht schlottert. 



Um die von Fuess in Berlin verfertigten Maxima-Thermo- 

 meter zu einer neuen Beobachtung einzustellen, hat man dieselben 

 in die Hand zu nehmen und den Index durch kurze Stösse, die 

 man den Instrumenten in der Richtung nach der Kugel zu gibt, 

 so weit nach unten zu treiben, dass er nur noch 2 bis 3 mm 

 von der Hauptmasse des Quecksilbers absteht. 



3. Beohachtungen am Minimum- Thermometer. 



Um die niedrigste Temperatur zu bestimmen, welche inner- 

 halb eines gewissen Zeitraums vorhanden gewesen ist, bedient 

 man sich des Minimum-Thermometers. 



Innerhalb des Weingeistes (oder Amylalkohols), mit welchem 

 das horizontal liegende Thermometer gefüllt ist, befindet sich 

 ein kurzes mit zwei Knöpfchen versehenes Glasstäbchen, welches 

 bei abnehmender Temperatur von dem zurückgehenden Weingeist 

 mitgenommen wird und bei steigender Temperatur an der nie- 

 drigsten Stelle, die es erreicht' hat, liegen bleibt. 



Abzulesen und aufzuschreiben ist bei wagerechter Lage des 

 Instrumentes derjenige Punkt der Scala, an welchem das äusserste 

 von der Kugel abgewendete dunkle Knöpfchen des Stäbchens 

 liegt. Die Scala des Thermometers ist in ganze Grade getheilt, 

 so dass auch hier die Zehntel geschätzt werden müssen — und 

 zwar sind diese, je nachdem die Temperatur über oder unter 

 Null ist, vom Nullpunkt nach der Spitze oder vom Nullpunkt 

 nach der Kugel zu zählen. 



Nach gemachter Beobachtung hat man das Instrument gegen 

 die Spitze zu etwas zu neigen, wozu es — je nach seiner Con- 

 struction — entweder abgenommen, oder durch Lösen einer 



