XV. Instruktion für die forstl. meteorologischen Stationen v. V. d. f. V. A. 37 



Um vergleichbare Resultate für die Temperatur der Boden- 

 oberfläche zu erbalten, ist es nothwendig, dass die Kugel des 

 Thermometers unmittelbar unter der Bodenoberfläche aufgestellt 

 wird und direct mit dem Erdboden und nicht etwa mit Laub, 

 Moos, Gras oder dergl. in Berührung steht. 



Für die Beobachtungen der Temperatur in den vier grösseren 

 Tiefen sind die Thermometer in dicke Leisten von Lärchen-, 

 Eichen- oder Fichtenholz eingelassen, welche bis zu den be- 

 treffenden Tiefen so in den Boden hinabgelassen werden, dass 

 das Quecksilbergefäss des Thermometers mit der umgebenden 

 Erdschicht in unmittelbare Berührung kommt. Durch einen ober- 

 halb der Erde angebrachten Verschluss wird das Eindringen von 

 Feuchtigkeit und die Luftcirculation möglichst zu verhindern ge- 

 sucht. Bei jeder Beobachtung ist der obere Verschluss zu öffnen 

 und hierauf ein Thermometer nach dem andern herauszuziehen, 

 so rasch als möglich abzulesen und wieder hinabzulassen. Auf 

 der Scala der Erdboden-Thermometer für die 4 grösseren Tiefen 

 ist jeder Grad in 10 gleiche Theile getheilt, so dass die Zehntel 

 noch unmittelbar abgelesen werden. 



Weil sich bei den herausgezogenen Thermometern der Stand 

 des Quecksilbers durch die Einwirkung der atmosphärischen Luft 

 leicht ändert, so empfiehlt es sich, zuerst die Zehntel und dann 

 erst die ganzen Grade abzulesen und, beide durch ein Komma 

 getrennt, aufzuschreiben. 



Nachdem alle Thermometer beobachtet sind, wird der obere 

 Verschluss wieder möglichst fest aufgesetzt. 



5. Beobachiungen am Barometer. 



Neben dem Barometer befindet sich ein Thermometer, dessen 

 Ablesung der, des Barometers vorangehen muss. Die Thermometer- 

 Scala ist hier in ganze Grade getheilt, und es genügt die Ab- 

 lesung bis auf halbe Grade auszuführen, welch' letztere mit Leich- 

 tigkeit geschätzt werden können. 



Nachdem die Temperatur bestimmt ist, hat man die Höhe 

 der Quecksilbersäule abzulesen — und zwar mit Berücksichtigung 

 der Vorsichtsmassregeln, die nach Construction der Instrumente 

 verschieden sind und von den Vorständen der Stationen bei der 

 erstmaligen Aufstellung dedi Beobachter mitgetheilt werden müssen. 



