38 XV. Instruktion für die forstl. meteorologischen Stationen v. .V. d. f. V. A. 



Das Barometer darf nie von dem Platz, den es ursprüng- 

 lich erhalten hat, entfernt oder aus seiner verticalen Lage ge- 

 bracht werden. Am besten wird es in einem hellen, jedoch 

 möglichst geringen Temperatur- Schwankungen ausgesetzten Zimmer 

 — ■ hinreichend weit vom Ofen — vertical aufgehängt, an einer 

 Stelle, an welcher es nie von den directen Sonnenstrahlen ge- 

 troffen werden kann. 



6. Beobachtungen am Regen- mid Schneemesser. 



Diese Apparate dienen zur Messung der sowohl innerhalb 

 als auch ausserhalb des Waldes gefallenen Regen- und Schnee- 

 mengen. Tm Innern des Waldes ist der Regen- und Schnee- 

 messer unter solche Bäume zu stellen, welche den mittleren 

 Schluss des betreffenden Bestandes möglichst gut repräsentiren ; 

 ausserhalb des Waldes ist derselbe auf freiem Platze so anzu- 

 bringen, dass weder von Bäumen, noch von Hausdächern etc. 

 Regen oder Schnee durch den Wind in das Gefäss hineingetrieben 

 werden kann. 



An jedem Tage wird bei der Morgen-Beobachtung das in 

 dem untern Theile des Regenmessers angesammelte Wasser in 

 einen graduirten Glascylinder abgelassen und dessen Stand ab- 

 gelesen. Um dies richtig auszuführen, muss der Beobachter das 

 Messglas vertical stellen, das Auge in die Ebene der Wasser- 

 oberfläche bringen und dann nicht nach dem gehobenen Rande 

 des Wassers, sondern nach dem Stande der spiegelnden Wasser- 

 oberfläche an der Scala die Wassermenge nach com oder mm 

 ablesen. 



Zum Auffangen des fallenden Schnees wird ein Kasten aus 

 Zinkblech verwendet. Es ist nöthig, den Schneekasten täglich 

 abzunehmen und durch einen zweiten (Reserve-) Kasten zu ersetzen. 

 Damit nämlich das geschmolzene Schneewasser gemessen werden 

 kann, ist der Schneekasten behufs Aufthauens des Schnees an einen 

 geeigneten Ort zu bringen. Ist der Wohnort des Beobachters 

 nicht zu weit von der Station entfernt, so ist der Kasten (das 

 Schneegefäss) mit nach Hause zu nehmen, andernfalls ist es 

 zweckmässig, auf der Station selbst eine etwa 2 m tiefe Grube 

 herstellen zu lassen, die mit einer hölzernen Fallthür versehen 

 ist und in welcher das Schmelzen des Schnee's stattfinden kann. 



