4^ XV. Instruktion f ür die forstl. meteorologischen Stationen v. V. d. f. V. A. 



3. Berechnung der absoluten und relativen Feuchtigkeit der atmos- 

 phärischen Luft. 



Die absolute Feuchtigkeit, d. h. die Spannkraft des 

 in der atmosphärischen Luft vorhandenen Wasserdarapfes, wird 

 durch das Psychrometer aus der Temperaturdifferenz des trockenen 

 und feuchten Thermometers in Verbindung mit der auf ^ redu- 

 cirten Barometerhöhe bestimmt. Bezeichnet man: 



"mit t die Temperatur des trockenen Thermometers 

 „ ti „ „ „ feuchten ,, 



„ ho den auf O'^ reducirten Barometerstand 

 „ e 1 das Maximum der Spannkraft des Wasserdampfes 

 in mm, welcher der Temperatur ti entspricht und 

 „ e die gesuchte Spannkraft, 

 so ist 



e = ei — A, worin A den Werth eines Corrections- 

 gliedes bedeutet, welcher von der Differenz t — ti und ho 

 abhängt. 



RelativeFeuchtigkeit der atmosphärischen Luft nennt 

 man das Verhältniss zwischen der Spannkraft des in derselben 

 befindlichen Wasserdampfes (d. h. ihrer absoluten Feuchtigkeit) 

 und der Spannkraft, welche der Wasserdampf im Zustande der 

 Sättigung für die vorhandene Lufttemperatur haben würde. 



Da die relative Feuchtigkeit nach Procenten angegeben zu 

 werden pflegt, so ist sie gleich der absoluten Feuchtigkeit e, 

 multiplicirt mit 100 und dividirt durch das der Temperatur t 

 entsprechende Maximum der Spannkraft des Wasserdampfes. 



Zur leichteren Bestimmung der absoluten und der relativen 

 Feuchtigkeit dienen unter anderen die den Stationen in Bayern 

 zugefertigten Jelinek'schen Psychrometertafeln. In der Einleitung 

 zu diesen Tafeln ist angegeben, wie man hierbei zu verfahren 

 habe. Statt der Jelinek'schen Tabelle kann man zur Bestimmung 

 des Dunstdruckes und der relativen Feuchtigkeit auch die Tabellen 

 benutzen, welche zum Gebrauche für die forstlich meteorologischen 

 Stationen in Preussen und Elsass-Lothringen besonders heraus- 

 gegeben sind. 



