XIX. Regen- und Gewitterbeobachtungen iu Sachsen. «1 



gefäss besteht aus einer Blechkaime , welche in das zum Schutz 

 gegen die Sonnenstrahlung und unbefugte Berührung dienende 

 ümhüllungsgefäss so eingesetzt wird, dass das Kegenwasser aus 

 dem Trichter in dasselbe laufen kann. 



Zur Messung des aufgefangenen Wassers dient das M e s s - 

 glas. Die Zahlen der Theilung an dem Glasgefässe entsprechen 

 derjenigen Höhe in Millimeter, welche das Regenwasser oder das 

 Schmelzwasser des Schnees haben würde, wenn es in ein cylindrisches 

 Gefäss mit 500^""" Grundfläche gefallen wäre. Wenn man das 

 Wasser nach einem Regen von der \/2o i™ haltenden Auffangefläche, 

 welches in der Blechkanne sich befindet, in die enge Messröhre 

 giesst, so wird es in der letzteren in dem Maasse höher stehen, als 

 der Querschnitt der Auffangefläche jenen des Messglases übertrifft. 

 Der Querschnitt der Messröhre ist ungefähr der 23. Theil der 

 Auffangefläche von V20 ^'^ des Regenmessers , es wird daher eine 

 Regenmenge von 1 ""^ Höhe auf der Auffangefläche des Regen- 

 messers in dem Messglase nahe 23mal höher stehen und dem- 

 entsprechend ist die Theilung gemacht. Das Intervall, welches 

 1 """ Regenhöhe angiebt, ist in zehn gleiche Theile getheilt, so dass 

 jeder dieser Theile, d. h. die Entfernung von einem Theilstriche 

 zum andern an dem Messglase einer Regenmenge von 0.1 ™™ ent- 

 spricht. Diese Theilstriche stehen weit genug von einander ent- 

 fernt, um noch den zehnten Theil oder die Regenhöhe bis auf 

 Hundertel -Millimeter schätzen zu können. Unbedingt nöthig ist 

 diese Schätzung nicht, da für unsere Zwecke Zehntel-Millimeter 

 schon genügen. Mit den Messgläsern kann man auf einmal nur 

 etwa 10™™ Regenhöhe messen, es fallen jedoch unter Umständen 

 bei uns bis zu 50, ja 60™™ in einem Tage; in solchen Fällen 

 muss man also das Messglas mehrmals füllen ; man thut dabei 

 am besten, dasselbe jedesmal sorgfältig bis zum Theilstriche 10™™ 

 zu füllen und dann schliesslich noch den verbleibenden Rest zu 

 messen. Habe man also dreimal hinter einander die Röhre bis 

 zum genannten Theilstrich füllen müssen, und wäre dann noch ein 

 Rest übrig geblieben, der bis zum Theilstrich 8.5 reicht, so würde 

 im Ganzen die Regenmenge 



3 mal 10™™ -}- 8.5 ™™ — 38.5 ™™ 

 sein, oder es sind, wie man kurz zu sagen pflegt, 38.5™™ Regen 

 an dem betreffenden Tage gefallen. 



