Spezifisches Gewicht. 17 



Je feiner und empfindlicher die Wage ist, desto genauer findet man unter sonst 

 gleichen Verhältnissen das si)ezifische Gewicht, das im günstigsten Falle und bei sehr 

 sorgfältiger Wägung noch in der dritten Dezimale richtig bestimmt werden kann, doch 

 darf der Stein nicht gar zu klein sein, da mit abnehmender Größe die Messungs- 

 fehler wachsen. Es ist aber stets nötig, daß man gewisse Vorsichtsmaßregeln nicht außer 

 acht läßt, namentlich müssen hier ebenfalls alle an dem eingetauchten Stücke und an dem 

 Drahte hängenden Luftblasen durch Loslösem mit einem Platindrahte sorgfältig entfernt 

 werden. Zur Vermeidung einer größeren Menge von solchen ist es am besten, das an- 

 gewandte Wasser vorher durch Auskochen luftfrei zu machen. Ebenso muß darauf 

 gesehen werden, daß der Stein und die eingetauchten Teile des Apparates vollständig vom 

 Wasser benetzt werden, was unter Umständen durch eine feine Fettschicht infolge häufigen 

 Berührens mit den Fingern usw. verhindert wird. Diese muß dann durch vorheriges 

 Waschen jener Stücke mit Alkohol oder Äther, oder mit einer Sodalösung, und im letzteren 

 Falle durch nachheriges Abspülen in reinem Wasser entfernt werden. Auch hier taucht 

 der Draht bei der ganzen Wägung von Anfang an in das Wasser ein. 



Hat man der Reihe nach für eine größere Anzahl von Stücken die spezifischen Ge- 

 wichte zu bestimmen, dann wählt man eine Tara, die etwas schwerer ist als das schwerste 

 von ihnen. Diese Tara bleibt für alle Steine unverändert liegen, man braucht dann nur 

 ein einziges Mal das Gewicht m zu ermitteln, das nötig ist, um die Wage mit der Tara 

 allein zum Einspielen zu bringen. Für jeden einzelnen Stein sind hierauf nur noch zwei 

 Wägungen vorzunehmen, welche die Werte von l und t ergeben, und aus diesen in Ver- 

 bindung mit dem ein für allemal festgestellten Wert von m folgen endlich die spezifischen 

 Gewichte in der oben angegebenen Weise. 



Soll von mehreren kleineren Steinen zusammen das spezifische Gewicht nach dieser 

 Methode ermittelt werden, dann muß der Draht unten die Form des erwähnten Körbchens 

 haben. Auf diesem läßt man alle Steine gemeinsam in das Wasser eintauchen, nachdem 

 man ihr absolutes Gewicht vorher gemeinsam bestimmt hatte, und verfährt sonst wie bei 

 einem einzigen Steine. 



Die bisher angewendete Tara hat den Zweck, gewisse Fehler der Wagen auszu- 

 gleichen. Man kann sie aber bei einer guten und genauen Wage, wenn es sich nicht 

 um besondere Genauigkeit handelt, auch entbehren. Der Stein wird dann auf die ganz 

 gewöhnliche Weise erst in der Luft gewogen, indem man ihn auf die eine, die ent- 

 sprechenden Gewichte auf die andere Wagenschale legt; das so ermittelte absolute Gewicht 

 sei p. Hierauf wird in derselben Weise das Gewicht des Steines im AVasser bestimmt; 

 es sei q. Dann beträgt der Gewichtsverlust p—q^ und das spezifische Gewicht ist: 



d = — — Hierbei sind unter allen Umständen nur zwei Wägungen erforderlich, das 

 p — q 



Verfahren ist also etwas einfacher als das mit der Tara, wobei im allgemeinen drei 



gemacht werden müssen, die sich allerdings gleichfalls auf zwei reduzieren lassen, wenn 



man immer dieselbe Tara benutzt. Dann gehen beide Methoden gleich rasch. Jedenfalls 



wird in den meisten Fällen der Praxis die Tara nicht notwendig sein, der Juwelier wird 



also, wenn er sich hierzu der hydrostatischen Wage bedienen will, gewöhnlich ohne Tara 



arbeiten. Beispiel: Ein Granat (Kaneelstein) wog in der Luft 4,3-5 g {= p), im Wasser 



3,168 g (== g) ; der Gewichtsverlust im Wasser ist also : p — q = 4,375 — 3,i63 = 1 ,207 g 



4375 

 und das spezifische Gewicht: d = -^^ — = 3,63. 



Da die Bestimmung des spezifischen Gewichts selten bei 4" C. und bei einem Baro- 

 meterstande von 760 mm erfolgt, so müßte man eigentlich die unter anderen Umständen 

 erhaltenen Zahlen auf diese Temperatur und diesen Barometerstand durch Rechnung 



Bauer, KdeJsteinknnde. 2. Aufl. 2 



