34 REVISTA BUAZILEIRA. 



A l. a destas escalas e a mesma que e conliccida pelo 

 nome de Vernier, a qual da differencas de 20". 



A 2. a forma-se dividindo era 60 partes iguaes as mesmas 

 59 partes do limbo do instrumento, que entrain na formacao 

 da priraeira escala, e mais uma divisao desta; e dara diffe- 

 rencas de 20'", sendo sobreposta ao Vernier, de raodo que 

 o zero das suas divisoes se possa ajustar com a divisao do 

 Vernier que mais se aproximar de uma divisao do limbo. 



Na applicacaoda(3. a ), (4. a ), etc , se procedera deummodo 

 semelhante ao que acaba de ser expendido relativamente a 

 2. a escala: isto e, a 3. a escala funccionara em relacao a 2.\ 

 do mesmo modo que esta em relacao a l. a , etc. 



Obsercacdo. As difliculdades practices devem por um 

 dado limite a construccao e uso das escalas successivas e 

 auxiliares do Vernier. 



Segundopresuminios,nao sera admissivel nos instrumen- 

 ts portateis (cujo raio e de 5 ate 6 polegadas) mais que a 

 2. a escala alem do Vernier. E dando este, em taes instru- 

 mentos cuja graduacao comprebende tres ou quatro partes 

 em cadagrao, differencas de20 ou 15" , podera ter-se, pela 

 applicacao da 2. a escala , differencas de 20 e 15'" , ou 



i e j • 



Nos instruments fixos, usados nos Observatorios , po- 

 der-se-ha empregar sem inconveniente maior numero de 

 escalas auxiliares, ate duas talvez alem do Vernier. 



A graduacao destes instruments comprebende G e 12 

 partes em cada grao, representando cada uma 10 ou 5'. 



O Vernier dara portanto differencas de 10 ou 5" ; e as 

 duas escalas auxiliares darao differencas de 10 ou 5'", 

 de 10 ou 5" : levando assim a aproximacao a 



1 1" 1 1" 



6 G l2 ; ° U 9 86U ° 720" 



