VINGT-TROISIEME SESSION. 329 



ce jour soûl, je n'-en cloute pas,_une des causes les plus fortes qui 

 aient empêché de recourir généralement à ces moyens si eflicaces 

 dans tant d'occasions. Notre tube, nous l'espérons, aura obvié à 

 ces difficultés. 



Nous l'avons fait garnir de deux anneaux F, F', afin de mieux 

 le diriger et de savoir toujours de quel côté est sa concavité. Elle 

 correspond à la saillie a* que fait le tube intérieur © C Cî qui 

 sert à insuffler la baudruche. Son extrémité externe ï est assez 

 grosse pour qu'on puisse souffler facilement dedans, ou pour 

 qu'il puisse recevoir une pièce à double frottement, sur laquelle 

 on peut fixer d'autres pièces d'appareil dont nous allons mainte- 

 nant faire la description. 



La figure S de la planche 2 représente la pièce à double frotte- 

 ment qui sert à lier facilement le tube soit au robinet de la pompe, 

 soit à un tuyau élastique. ^^. pi. 3. 



Pompe à robinet à triple effet. La pompe M, fig. i, pi. 3 et 

 flg. i,pl. 1, a 22 centimètres de circonférence sur 15 centimè- 

 tres de longueur. Nous avons augmenté le diamètre afin d'aug- 

 menter sa contenance, tandis que la longueur a été calculée de 

 manière à ce que le pouce et les deux premiers doigts de la main 

 droite pussent faire jouer le piston dans toute son étendue. En 

 effet, en introduisant le pouce dans l'anneau li et l'index et le 

 médius dans les anneaux M M' on peut faire jouer le piston et 

 avoir la main gauche disponible pour la manœuvre de la clef du 

 robinet. 



Ce robinet, que nous appellerons .à triple effet, est construit 

 sur le modèle de celui des seringues que M. Charrière met dans 

 ses boîtes à secours pour les noyés ; mais il en diffère très nota- 

 blement par la manière dont la clef est forée dans toute sa hau- 

 teur pour établir une communication avec l'air extérieur et le 

 tube qui sert à l'insufflation ou à l'aspiration. Pour bien saisir 

 les avantages d'une pareille disposition, il est important de bien 

 connaître la description dès parties qui le composent. 



Le robinet fig. S, pi. \, est percé par trois canaux qui exis- 

 tent dans chacune des trois branches qui le composent et qui 

 viennent aboutir à un centre commun ffi qui reçoit la clef (flg. 3 

 pi. 1). De ces canaux représentés dans la fig. », pi. 1, par des 

 lignes ponctuées, le premier ® M se rend de la pompe au cen- 

 tre du robinet ; le second ® F* va de ce centre au pas de vis K. 

 sur lequel on peut visser soit le robinet de la vessie contenant de 

 l'oxigène dont nous parlerons plus bas, soit tout autre appareil, 

 celui à fumigations par exemple, le troisième O ^ part égale- 

 ment du centre pour se rendre au pas de vis S sur lequel vien- 

 nent s'adapter les différents tubes ou canules dont on désirera se 

 servir soit pour les insufflations, soit pour les injections. 



La clef (fig. 3, pi. \) présente sur sa partie cylindrique une 

 profonde échan cru re A qui peut être mise en rapport.alternati- 



99 



» 



